212 



Resultat habeu. Von Cremer 1 ) 1st daher ein Saitenelektro- 

 meter konstruiert worden, in welchem die Saite zwischen zwei Pol- 

 platten ausgespannt ist. Man verbindet die Pole der Kette mit den 

 beiden Polplatten und ladet die Saite mit einem hohen konstanten- 

 Potential. Dieses Instrument hat freilich nicht die grofie Ernpfmdlich- 

 keit des Saitengalvanometers, doch ist es zur Untersuchung starkerer 

 Stronie wie der der elektrischen Organe gut geeignet (s. Fig. 39, S. 116) 

 und bei sehr grofien Widerstanden dem Saitengalvanometer uberlegen. 

 Cremer' 2 ) hat ferner in den Kreis des Saitengalvanometers zur Auf- 

 nahme des Elektrokardiogramms eiuen Kondensator eingeschaltet, 

 welcher den Vorteil gewahrt , daB Ungleichartigkeiten der auf die 

 Haut aufgesetzten Elektroden und der abgeleiteteu Hautstellen keine 

 Ablenkungen geben, wahrend alle Potentialschwankungen, wie die des 

 pulsierenden Herzens, schnell und infolge starkerer Dampfung aperio- 

 disch verzeichnet werden. 



In letzter Zeit hat man auch sogenannte Oszillographen nach 

 dem Prinzip des Saitengalvanometers konstruiert. Statt der Saite 

 befindet sich bei jenen eine feine gabelformige Schlinge im Magnet- 

 felde, welche sich wie eine Drehspule um ihre Langsachse dreht und 

 mit einem Spiegelchen zur Eeflexion eines photographisch zeichnenden 

 Lichtstrahles versehen ist. 



Von Bernstein ist der Vorschlag gemacht worden, denKathoden- 

 strahl als Indikator fur die Oszillationen der bioelektrischen Stronie 

 zu benutzen, da dieser mit absoluter Genauigkeit den Stromesschwan- 

 kungen folgen wiirde. Es ist aber bis jetzt nicht gelungen , Versuche 

 in dieser Eichtung mit Erfolg auszufiihren. 



1 ) Munch, med. Wochenschr. 1907, Nr. 11. 



2 ) Zeitschr. f. Biol. 47, 137. 



