42 



Schieber S, der sich durch einen Messingarm um die gauze 

 Peripherie der Grundscheibe 6r drehen laBt und durch eine senk- 

 recht stehende Mikrometerschraube hoch und niedrig gestellt wer- 

 den kann, um den Momentankontakt bei der Rotation des Rades 

 in der Richtung des Pfeiles eiuzustellen. Eine zweite horizontal 

 liegende Mikrometerschraube erlaubt eine feinere Verschiebung 

 des Kontaktes , den man auf einer Teilung der Grundecheibe ab- 

 lesen kann. Dem Reizkontakt gegeniiber stehen , isoliert vonein- 

 ander, zwei besonderen drehbaren Messingarnien aufgesetzt, zwei 

 langliche QuecksilbergefaBe Q Q. In das Quecksilber tauchen 

 moglichst oberflachlich zwei messerartig gescharfte, amalgamierte 

 Kupferspitzen ]) 1 und p z , welche vom Rade isoliert, aber mitein- 

 ander leitend verbunden sind. Durch diese wird der Galvano- 

 meterkreis langere oder kiirzere Zeit periodisch geschlossen , so- 

 lange die Spitzen p 1 p 2 iiber die Quecksilberoberflache streifen. 

 Diese Schliefiungszeit kann beliebig variiert werden , indem man 

 die QuecksilbergefaCe gegeneinander verschiebt. Siud die Kupfer- 

 spitzen pip< 2 amalgamiert und leicht die Hg- Oberflache streifend 

 eingestellt, so sind die Momente der Schliefiung und Offnung in 

 den Hg-GefaCen bei der Rotation sehr konstant, ohne dafi das 

 Quecksilber dabei in merkliche Bewegung versetzt wird. Man 

 bestimmt wahrend der konstanten Rotation diese Momente, indem 

 man durch den Reizkontakt p d und den SchlieCkontakt pQ Qp 2 

 den Strom eines Elementes zum Galvanometer leitet und die- 

 jenige Stellung des Schiebers an der Teilung abliest, bei welcher 

 die Ablenkung eben erscheint und bei der sie aufhort. Hat man 

 diese Punkte bestimmt, aus denen man auch die SchlieCungszeit 

 erhalt , so kann man sich iiberzeugen , daG dieselben am SchluC 

 einer Beobachtungsreihe mit ausreichender Genauigkeit dieselben 

 geblieben sind 1 ). Auch sind die so erhaltenen Ablenkungen 

 wahrend der Rotation durchaus konstant. 



Fig. 12 gibt die Anordnung eines solchen Versuches schema- 

 tisch wieder. Vom Langs- und Querschnitt lq ist ein langer 

 Nerv (z. B. Nerv. ischiad. des Frosches) oder langer Muskel (z. B. 

 M. sartorius) zum Galvanometer M durch den SchlieJjkontakt 



l ) Ich hebe diesen Umstand besonders tervor, da L. Hermann 

 sich veranlaCt sah, wegen angeblich unsicheren Kontaktes im Queck- 

 silber stattdessen harte Schleifkontakte zwischen Kiipferbanken und 

 Drahtbiirsten anzuwenden. 



