Anhang. 



Die zur Untersuchung der bioelektrischen Strome in neuerer Zeit 

 hauptsiichlich benutzten Instrumente sind erstens das Kapil larelektro- 

 meter und zweitens das Saitengalvanometer. Sie sind deshalb 

 hierzu besonders geeignet, weil sie die schnellen Schwankungen solcher 

 Strome bis zu einer gewissen Grenze gut anzugeben vermogen. Sie 

 haben daher das Rheotom (s. S. 41) in diesen Untersuchungen zum 

 gro-Beu Teil verdrangt; doch mufi man bei vielen Aufgaben im Auge 

 behalten , daB sie nicht wie das Rheotom den zeitlichen Ablauf der 

 Strome unmittelbar geben , sonderu daC die erhaltene Stromeskurve 

 erst eiuer Analyse durch Rechnung bedarf. Fiir die Untersuchung 

 aller spontan ablaufenden bioelektrischen Strome, wie z. B. derjenigen 

 des Herzens usw. , auf welche das Rheotom nicht eingestellt werden 

 kann, sind sie aber unentbehrlich geworden. 



Das Kapillarelektrometer, von dem Physiker G. Lippmann 

 erfunden, ist ein in der Physik und physikalischen Chemie schon lange 

 zur Messung schwacher elektromotorischer Krafte benutztes Instrument. 

 Es besteht im wesentlichen aus einem mit Hg gefiillten Glasrohre, 

 welches unten in eine offene Kapillarspitze auslauft, so daB bei etwa 

 70cm Hg-Druck, das Hg in der Kapillare einen Meniskus bildet. Das 

 senkrecht stehende Rohr wird in ein mit verdiinnter Schwefelsaure 

 gefiilltes Gefafi gesetzt, an dessen Boden sich eine Quecksilberschicht 

 befindet. Das Glasrohr wird mit einem Druckapparat und einem Mano- 

 meter verbunden. Durch Erhohung des Druckes treibt man aus der 

 Kapillarspitze die Luft aus und fiillt den Raum derselben ebenfalls 

 mit der Fliissigkeit an. Das Quecksilber der Rohre und das des 

 GefaBes wird mit den Enden einer Kette durch einen Platindraht ver- 

 bunden. Geht ein Strom durch das Elektronieter hindurch, so bewegt 

 sich der Meniskus in der Kapillare nach oben , wenn er die Kathode, 

 und nach unten, wenn er die Anode des Stromes bildet. 



In der Fig. 60 sind die wesentlichen Teile des Kapillarelekrro- 

 meters in der von Lippmaun beschriebenen Form abgebildet. S ist 

 das mit der verdiinnten Schwefelsaure ( l / 3 H 2 S 4 und 2 / 3 H 2 0) gef iillte Ge- 

 faC, in welches die Rohre A eiutaucht. Der Schlauch, welcher diese Rohre 

 mit dem Manometer verbindet, besitzt ein erweitertes Stiick, das durch 

 die Schraube V komprimiert werden kann, um den Druck zu erhohen. 

 Statt dessen kann man auch ein Hg-DruckgefaU mit dem Schlauch 



