211 



den Polen eingestellt. Polschuhe und Elektromagnetkerne sind durch- 

 bohrt, um ein Beleuchtungsrohr C (Fig. 61) und einen Mikroskoptubus E 

 einzuschieben. Dem Faden kann durch die Mikrometerschraube bei A' 

 (Fig. 62) eine bestimmte Spannung gegeben werden. Die Lange der 

 Faden fiir schnell schwankende Strome wechselt zwischen 32 und 87 mm. 

 Bei gewisser Lange, Dicke, Elastizitat und Spannung der Saite kann 

 die Bewegung derselben nahezu aperiodisch gernacht werden. Die 

 Schlufiplatten A (Fig. 61) dienen dazu, um nach Einsetzung des Faden- 

 tragers den Eaum, in dern sich der Faden befindet, dicht abzuschlieBen. 



Aus der gezeichneten Kurve die wirk- 

 liche zu berechnen, ist beim Saitengalvaho- 

 meter viel schwieriger als beim Kapillar- 

 elektrometer, da die Bewegung der Saite 

 eine elastische ist. Auch kann diese Be- 

 wegung nicht so aperiodisch gemacht 

 werden wie die des Hg-Meniskus, und 

 daher treten oft Eigenschwingunoeii der 

 Saite auf. Dagegen reagiert die Saite 

 schneller als der Hg-Meniskus und gibt 

 daher Km-ven, welche den wirklichen naher 

 kommeu , wie z. B. die doppelphasigen 

 Aktionsstrome. Fiir langsame elektrische 

 Schwankungen mufi die Saite schwacher, 

 fiir schnelle starker gespannt werden. 



Einthoven hat eine Formel ent- 

 wickelt, nach welcher die Analyse der 

 gezeichneten Kurven zur Berechnung der 

 wirklichen Kurven ausgefiihrt werden soil. 

 In dieser Formel kommt nicht nur die 

 Steilheit (erster Differentialquotient) der 

 gezeichneten Kurve vor, sondern auch 

 die Anderung dieser Steilheit (zweiter 

 Differentialquotient) in jedeni Zeitmoment. AuBerdem ist rait Hilfe 

 einer Eichungskurve fiir jede dieser Grofien eine besondere Konstante 

 zu berechnen. Die Messungen, welche hierzu erforderlich sind, sind 

 daher schwieriger und weniger zuverlassig als diejenigen, welche an 

 einer Kapillarelektrometerkurve vorzunehmen sind. Man wird demnach 

 gut tun , bei Untersuchungen , die eine genauere Analyse erfordern, 

 vorlaufig das Kapillarelektrometer zu benutzen. Auch kann fur 

 mancherlei Untersuchuugeu das Rheotom immer noch mit Vorteil 

 gebraucht werden , da es ohne weitere Analyse den zeitlicheu Verlauf 

 der Strome unmittelbar ergibt. 



Das Saitengalvanometer ist ein Amperemeter, wahrend das Kapillar- 

 elektrometer ein Voltmeter ist. Es hat also letzterem gegeniiber den 

 Nachteil, dafi man mit ihm nicht elektromotorische Kraf te direkt messen 

 kann und dafi Anderungen der Widerstande im Kreise, die bei vielen 

 physiologischen Vorgangen eintreten konnen , einen EinfluC auf das 



14* 



Fadentrager 

 des Saitengalvanometers. 



