TOPOGRAPHIE CALORIFIQUE. 475 



milieu, l'autre restant dans la première éprouvette, 

 c'est-à-dire à 3 ou 4 dixièmes de degré au-dessous. Alors 

 une forte déviation se produit, et il suffit de diviser la 

 différence réelle de température au thermomètre par le 

 nombre des divisions de la règle pour avoir le rapport 



T 



cherché R = îc^, T étant la température différentielle 



des deux soudures, et D" le nombre des divisions de 

 l'échelle. Soit la différence entre les deux soudures égale 

 à 0%5, et la déviation correspondante à ^00 divisions de 

 la règle. Le rapport cherché sera 0,5 : 200 — 1/400^; 

 chaque division de la règle vaut donc un quatre-cen- 

 tième de degré centigrade. Nous pouvons aller au delà 

 et jusqu'à i millième de degré, en ayant toujours une 

 égale confiance dans les résultats obtenus. 



Telle est sommairement la disposition de l'appareil 

 thermo-électrique dont nous nous servons pour nos 

 recherches physiologiques. Nous compléterons ce qui 

 manque à la description de cet appareil, en donnant les 

 procédés de vivisection qu'il convient d'employer pour 

 le mettre en usage sur l'animal vivant. Toutefois, nous 

 ajouterons encore quelques indications pratiques. 



Nous dirons d'une manière générale qu'il faut faire 

 rapidement les observations thermo-électriques pour 

 obtenir des résultats aussi près de l'état normal que pos- 

 sible, et dégagés des oscillations incessantes que pré- 

 sentent les phénomènes calorifiques sous des influences 

 diverses. 



Quand on fait la lecture de la déviation galvanomé- 

 trique, il importe donc que les oscillations de l'aiguille 



