^f^^f) Al'PARlilLS d'un usage GÉNÉRAL. 



on conliniie à rapprocher les branches du souftiet, la 

 soupape s'ouvre et l'élasticité des poumons déplace l'air, 

 qui s'échiippe ; l'expiration se produit. 



Pour que les mouvements du soufflet se produisent 

 d'une manière rhythmique, il y a tout avantage à rem- 

 placer la main d'un aide par une machine représentant 

 une source régulière et suffisante de force et par suite 

 de travail mécanique. On peut utiliser à cet etfet la 

 force d'un poids qui par sa chute met en mouvement 

 un mécanisme analogue à celui d'une horloge ou d'un 

 tourne-broche : telle est la machine de Schwann 

 (fig. 64). 



L'appareil de Schwann (fig. 64) est formé par un 

 appareil d'horlogerie mis en mouvement par un res- 

 sort. La figure 64 (n"' i et 5) donne tous les détails de 

 sa construction ; quoique un peu compliqué, cet appa- 

 reil peut être décrit connue type. 



i" L'appareil moteur se compose d'une caisse A 

 (fig. 64, n" i) renfermant le mécanisme d'horlogerie; 

 cette caisse est en laiton ; elle a un diamètre de ^6,2 cen- 

 timètres sur 17,5 de profondeur. La coupe horizontale 

 (fig. 64, n" 5) donne les détails de son contenu (voyez 

 l'explication de la figure). 



^'^ Le soufflet B est fixé sur la planche qui supporte 

 tout l'appareil et communique, par un excentrique, avec 

 l'axe ,y ; mais on peut le placer aussi sur l'axe /, si l'on 

 veut avoir un mouvement trois fois plus lent. Il suffit, 

 du reste, en général, de régler la vitesse par le volant 

 // — (voyez l'explication de la figure). On règle la pro- 

 fondeur de la respiration par l'excentrique de l'axe 'y. 



