^34 APPAREILS d'un USAGE GÉNlllRAL. 



le tube horizontal, la chambre baroinétrique en com- 

 munication avec un ballon contenant le liquide dont on 

 veut extraire les gaz, il est évident que ces gaz seront 

 aspirés avec une grande force dans la chambre baro- 

 métrique. On fermera alors le robinet à trois voies, et, 

 en remontant la cuvette, on comprimera fortement dans 

 cette chambre les gaz qui y ont été introduits; mais en 

 tournant le robinet de manière à laisser passer ces gaz 

 par le tube vertical (E), il sera facile de les recueillir 

 dans une éprouvelte pleine de mercure et renversée sur 

 l'extrémité de ce tul)e, dans l'entonnoir (R) également 

 rempli de mercure. En renouvelant un certain nombre 

 de fois cette série de manœuvres, on arrivera bientôt à 

 extraire tous les gaz dissous dans le liquide en ques- 

 tion et à les recueillir dans l'éprouvetle disposée à cet 

 effet. 



Appareil enrecjistreur . — L'appareil enregistreur 

 (fig. G7) se compose en principe d'une surface enduite 

 de noir de fumée et mue d'un mouvement uniforme. Un 

 léger levier ou style écrivant^ qui est mis en mouvement 

 par l'acte mécanique que l'on veut étudier (contraction 

 d'un muscle, pulsation d'une artère, etc.), vient par son 

 extrémité effilée frôler contre cette surface el y laisser un 

 sillon dont les élévations et les abaissements marquent 

 les différentes phases du phénomène enregistré. 



Marey, qui a répandu et porté à un si haut degré de 

 perfection l'usage de la méthode graphique, a tracé 

 l'histoire des premiers essais suivis dans cette voie. On 

 s'est successivement servi de disques tournants ou d'une 

 plaque de verre qu'un petit chariot faisait cheminer sur 



