4(34 DU SANG. 



J'ai depuis longtemps, dans ces recherches, aban- 

 donné le thermomètre dont je m'étais servi dans mes 

 premières expériences avec Walferdin, pour adopter les 

 aiguilles thermo-électriques, qui sont aujourd'hui d'un 

 usage courant en physiologie. Je vous rappelle que la 

 méthode thermo- électrique a été imaginée et appliquée 

 à la physiologie pour la première fois par M. Becquerel, 

 qui en fît usage dans ses recherches avec Breschet sur 

 la chaleur animale, en 1837 ([). 



Je crois inutile de vous donner la théorie physique 

 bien coimuedes instruments thermo-électriques; je me 

 bornerai à indiquer les changements qu'ils doivent subir 

 lorsqu'on les introduit dans les recherches physiologi- 

 ques. Ces appareils doivent être modifiés, eu égard au 

 peu de durée des phénomènes thermiques qu'ils doi- 

 vent rendre apparents et à la nature des parties orga- 

 niques dans lesquelles on doit les constater. Ces modifi- 

 cations porteront sur le galvanomètre, sur les soudures 

 et, enfin, sur le milieu dans lequel on a avantage à 

 placer l'une d'elles dans des cas déteraiinés. 



Galvanomètre. — Le galvanomètre doit être à fil 

 gros et court. Il doit présenter fort peu de résistance, vu 

 la faible tension des courants thermo-électriques. Le 

 système asiatique qui constitue les aiguilles doit être le 

 plus léger possible, la sensibilité et surtout la rapidité 

 des indications dépendant en grande partie de la masse 

 à mouvoir. Ce système porte un miroir plan très-léger. 

 M. d'Arsonval recommande, pour ne pas le déformer, 



(1) Becquerel et Breschet, Chaleur animale {Archive du Muséum. Paris, 

 18i0). 



