TOPOGRArilIE CALOlllFIQUE. 471 



longueur de 60 centirnèlres sur un diamètre de 3 milli- 

 mètres. De pUis, nous avons fait graduer ces sondes 

 extérieurement en centimètres, afin de déterminer la 

 profondeur à laquelle on a pénétré dans les vaisseaux et 

 de pouvoir vérifier, à l'autopsie de l'animal, le point 

 précis où l'on a fait l'observation thermo-électrique. Il 

 est bon, en engainant les fils, de ne pas pousser la soudure 

 jusqu'au fond de la sonde ; il vaut mieux laisser quelques 

 millimètres d'intervalle, on ne s'expose pas ainsi à 

 percer la sonde lorsqu'on pousse les fils. 



Les deux fils maillechort-fer doivent ensuite être 

 accouplés à un système tout semblable, dont l'ensemble 

 constitue un thermomètre différentiel. Nous avons ap- 

 porté dans cet accouplement un perfectionnement des 

 plus importants. Au lieu de nous servir de bornes pour 

 opérer cette jonction, comme nous le faisions autrefois, 

 nous avons supprimé tout intermédiaire. Le fil de fer est 

 unique et passe sans discontinuité d'une soudure à 

 Tautre; les fils de maillechort sont assez longs pour aller 

 s'attacher directement aux bornes que porte la table 

 d'expérience. Par cet artifice tout est homogène dans la 

 partie du système que l'operateur doit tenir entre les 

 mains, sauf les soudures qui sont plongées dans le 

 milieu qu'on veut explorer. On est donc bien sûr, en 

 évitant tout raccord intermédiaire, que les oscillationsdu 

 galvanomètre sont dues exclusivement aux influences 

 qui s'exercent sur les soudures thermo-électriques, les 

 seules que l'on veuille étudier. 



L'expérience a prouvé que l'enveloppe de gomme 

 conduit très-bien la chaleur, et que quatre à cinq se- 



