472 DU SANG. 



coudes suffisent pour que les soudures s'équilibrent avec 

 le milieu où elles sont plongées. 



Nous conseillons aux physiologisles d'avoir sous la 

 main une bobine de lil de maillechort recouvert de soie 

 et une seconde de fil de fer. On achète également une 

 collection de bougies'de différentes grosseurs, et rien de 

 plus facile alors que de confectionner soi-même une 

 paire de sondes thermo-électriques ayant la grosseur 

 voulue. 



Sondes nues. — M. d'Arsonval a inventé un très- 

 ingénieux système de sondes thermo-électriques qui peu- 

 vent rendre les plus grands services : ce sont les sondes 

 nues à soudure cylindrique dont il me reste à vous 

 parler. 



Ces sondes peuvent être beaucoup plus fines que les 

 précédentes. Celles que nous avions employées jusqu'à 

 ce jour se composaient de deux fils accolés l'un à l'autre 

 et recouverts d'un vernis empêchant tout contact entre 

 les métaux composant la soudure et les liquides orga- 

 niques. Il était presque impossible d'obtenir cet isole- 

 ment indispensable pour éviter les courants hydro-élec- 

 triques, parce que le vernis s'écaillait toujours, et alors 

 au lieu d'une soudure thermo-électrique on n'avait 

 plus qu'une véritable pile hydro-électi ique exposant à 

 des erreurs sans fin. La difficulté a été tournée très-sim- 

 plement dans les soudures concentriques. 



L'auteur a remplacé l'un des fils par un tube métal- 

 lique très-fin dans l'axe duquel s'engage le second fil 

 qui vient se souder à l'extrémité fermée du tube. C'est 

 en général le fil de fer qui est remplacé par le tube; 



