TOPOGRAPHIE CALORIFIQUE. 473 



mais on peut faire l'inverse et mettre le maillechorl en 

 dehors. Nous devons à l'obligeance de M. Sainte-Glaire 

 Deviile d'avoir pu laire des sondes avec des tubes de 

 platine qui fonctionnent parfaitement et sont inalté- 

 rables, Par cet artifice, il n'y a à l'extérieur qu'un seul 

 métal, ce qui met à l'abri des courants hydro-électriques. 

 Pour plus de sûreté, on peut d'ailleurs cngaîner la sonde, 

 dont hi température ne doit pas varier, .ou la recouvrir 

 avec de la glu marine, qui constitue le meilleur et le 

 plus adhérent des vernis. Ou peut faire varier la lon- 

 gueur et le diamètre des sondes nues. Elles doivent 

 d'ailleurs être accouplées comme les sondes engaînées. 



Nous avons adopté exclusivement ce système pour 

 faire les aiguilles piquantes (fig. i02) 

 destinées à pénétrer dans les tissus. 

 On peut armer leur extrémité d'un 

 hameçon, comme l'a fait M. Béclard. 

 mais il n'y a toujours qu'un métal 

 (C, fig. 102) à l'extérieur. 



iM. Gaiflfe construit des aiguilles d(î 

 cette espèce, qui sont d'une finesse 

 excessive. 



Graduation des sondes et des ai- 

 guilles. — L'évaluation de la sensibi- 

 lité de l'appareil, c'est-à-dire du rap- 

 port qui existe entre les divisions de 

 la règle du galvanomètre et le degré 

 du thermomètre centigrade, s'obtient 

 expérimentalement, et dépend à titre égal des condi- 

 tions qui suivei.l : 



..RSSSf^T 



FiG. 102. — Aii^nillc?. 



