ET SES RAPPORTS AYEC LE CERVEA.U. l\ 39 



se compose de deux parties essentielles : im tambour 

 stethoscopique A, destine apercevoir les battements 

 du coeur, et un tambour enregistreur B destin a les 

 tterire. Le tambour stethoscopique A destine" a rece- 

 voir les pulsations doit tre applique sur la region du 

 coeur ; il est forme" par un entonnoir dont le pavilion 

 est bouche exactement par deux membranes de 

 caoutchouc ?', i' , dans 1'intervalle desquelles on 

 introduit de 1'eau de maniere a les faire bomber 

 sous la forme d'une ampoule lenticulaire. Le tam- 

 bour enregistreur B est forme par un autre enton- 

 noir dont le pavilion est bouche" par une seule 

 membrane de caoutchouc h sur laquelle repose un 

 petit levier L ledger comme une plume ; puis ces 

 deux entonnoirs sont relies par un tube de caout- 

 chouc C, qui transmet les vibrations du tambour 

 recepteur A au tambour enregistreur B. 



Chaque battement du coeur vient retentir centre 

 1'ampoule pleine d'eau de 1'entonnoir stelhoscopique. 

 L'air place en arriere de 1'ampoule entre en vibra- 

 tions ; ces vibrations se transmettent, au moyen de 

 1'air qui remplit le tube de caoutchouc, a la membrane 

 du tambour enregistreur qui, vibrant a son tour, 

 fait mouvoir le petit levier dont la pointe vient 6" crire 

 la forme des battements du coeur sur un papier mo- 

 bile enduit de noir de fumee. On obtient ainsi une 

 Venture tracee par le cceur Iui-m6me et qui permet 

 de lire dans ses fonctions intimes. 



Le cardiographe est un instrument d'autant plus 



