INSTRUMENTS HEMOMETUIQUES. 167 



de soude, la pression du sang arteriel. Lorsqn'on 

 applique le tube c a une artere, on voit le mercure 

 monter dans le tube ma- 

 nomelrique T, et, arriv6 

 a unecertaine hauteur, y 

 6prouver des oscillations 

 bien marquees et iso- 

 chrones aux pulsations 



(I) Lecardiometre se compose 

 d'un flacon en verre epais etso- 

 lide. tie flacon est Iraverse parun 

 tube en for solidement scelle. Ce 

 tube porte une ouverture en T 

 par laquelle entre le mercure 

 qui remplit le flacon de verre. 

 Une extremitedu tubede fer est 

 bouchee, 1'autre sort du flacon 

 et se recourbe en haul de ma- 

 niere a recevoir en n' un lube 

 en verre T qui est graclue, et 

 qui a tout au plus 2 a 3 milli- 

 metres de diametre interieur. 



Pur sa parlie snperieure, le 

 flacon est ferme hermetiquement par un bouchon perce" d'un tube 

 t de verre ou de fer, au bout duquel se trouve ajuste" un tube en 

 metal c, destine a entrer dans le vaisseau dans lequel on vent me- 

 surer la pression. Le tube C est reuni au tube T par un tube de 

 caoutchouc vulcanise c qui est'tres-court. 



Quand Finstrument est en action, loutela portion stip6rieure de 

 1'appareil Get est remplie de carbonate de soude pour empficher la 

 coagulation du sang. Le niveau du mercure est en n dans le flacon, 

 et n' en dehors. Ce niveau correspond au zero, et quand le sang 

 presse sur la surface mercurielle m du mercure, la pression se 

 communique par 1'ouverture T du tube en fer, et le mercure monte 

 dans le tube en verre gradue. La longueur du tube T doit aller 

 jusqu'a 250 pour les fortes pressions. 



