108 CIRCULATION DU SANG. 



cardiaqucs. Ces oscillations, qui re"pondent aux con-, 

 tractions du coeur, sont tres-marque'es dans cet instru- 

 iiifiil, qui est dminemment prop re a les mettre en Evi- 

 dence; de la le nom de cardiometre que nous devons 

 lui donner. Nous 1'avons experiments a ce poiat de 

 vue comparativement avec le manomelre ordinaire. 

 Les rsultals obtenus offrent des differences fort remar- 

 quables. Ainsi, on avail applique" surle bout central de 

 1'artere carotide d'un chien rhe"modynamometre de 

 M. Poiseuille; le mercure monta dans le tube, puis se 

 mil a osciller; 1'examen des points extremes de sa 

 course donna pour : 



Pression maximum 1 40 millimetres. 



Et pour pression minimum, 135- 



Difference representant la pulsation 12 



Sur la meme artere on appliqua aussitot apres le car- 

 diometre don! le diametre du tube c"tait le meme, et on 

 trouva 1'animal calrne comme prec6demment : 



Maximum , 174 millimetres. 



Minimum i:;o 



Dill'i-rcacc .'(.4 



En comparanl ces resultats, on voit imme"diatement 

 <|ue la pression minimum, c'est-a-dire que lapression 

 constanle du sang dans les artcres, est accused sen- 

 si Moment la meme dans les deux appareils; mais il n'en 

 < l sl plusde mrme de la pouss6e intermiltenfe imprimee 

 par la pulsation cardiaque a la colonne liquide ; tandis 

 M li(b I'h^modyaamometre indiquo une impulsion de 

 - millimetres seulement, I'appareil cardiom6trique en 

 donne44. C'.-sl done au cardiometre qu'on devra re- 



