70 TEMPERATURE DU SANG. 



de sang, etc., on iorsque, ayant a faire parcourir a la 

 cuvette ties parlies de temperature differente, on veut 

 obtenir la temperature maximum de 1'observation. 



Pour ce cas, M. Walferdin a construit un autre 

 instrument, le thermometre maximum, qui oflre 1'a- 

 vantage de dormer la temperature maximum d'une ob- 

 servation, mais qui possede une sensibilite moindre 

 que celle du thermometre metastatiquc. 



Le thermometre maximum (fig. 2,C) estaussiun ther- 

 mometre a mercure dans lequel 1'etendue de I'^chelle 

 correspondant a un degre est encore considerable, quoi- 

 qu'ellelesoit beau coup moins que dans 1'inst rumen t pre- 

 cedent. Ouelquebien construit que soitunlhermometre, 

 il arrive tres-rarement qu'il nereslepas une petite quan- 

 tite d'air dans 1'ampoule qui surmonte la tige tres-ca- 

 pillaire. Onparvient a emprisonner cette petite quantito 

 d'air dans 1'interieur de la tige en elevant la tempera- 

 ture jusqu'a ce que le mercure atteignc la chambre 

 superieure; on donne alors une secousse qui detachc 

 une parcelle de mercure, puis on chauffe la chambre 

 superieure a la flamme d'unc bougie, de maniere a di- 

 later la petite masse d'air et h la faire penetrer dajis la 

 tige ou Ton fait renlrer cnsuite le mercure qui a ete 

 delache, et lacolonne mercurielle se trouve ainsi divisec 

 en deux parlies. Lorsqu'ou chaufferala cuvette, le mer- 

 cure qui y est coutenu monlera dans le tube capillaire 

 chassaut devant lui la bulle d'air au-dessus de laquelle 

 se Irouve une petite quanliie de mercure ; puis, Iorsque 

 1'appareil se refroidira, le mercure descendra dans le 

 tube; toulefois, la division de lacolonne etant oporee 



