1'ROCEDE EXPERIMENTAL. 71 



dansce tube tres-capillaire, laparlie superieure restera 

 dans le point ou elle se trouvait, et qui correspond au 

 maximum de la temperature observed. 



Supposons que le niveau de la colonne supe"rieure 

 re"ponde a la division 270, la bulle d'air aura de I a 

 2 divisions par exemple, on saura que la colonne en 

 rapport avec la cuvette aura monte" jusqu'a 268 ou 269. 

 Celte derniere indication sera facile a convertir en de- 

 gre"s centsimaux d'apres la connaissance pre"alable des 

 rapports d'6lendue et de concordance qui existent entre 

 ce thermometre maxime" et un thermometre centigrade. 



Apres chaque observation ou plutot avant chaque 

 observation nouvelle, un mouvernent rapide de rota- 

 tion en fronde ou une secousse un peu violente impri- 

 me"e a 1'instruraent ramenera facilement la partie su- 

 p^rieure de la colonne a n'etre plus se"par6e de la partie 

 inferieure que par les divisions ou les fractions de divi- 

 sions qu'occupe la bulle d'air. Get instrument, moins 

 sensible que le pre"ce"dent. donne encore facilement le 

 cinquantieme de degr6. 



Bien queces instruments soient, avecle thermometre 

 diff(renlieldont j'auraia vous entretenir tout al'heure. 

 lesseulsdont nous ayons fait usage dans nos expedien- 

 ces, je dois completer ce qui leur est relatif par la des 

 cription d'un petit appareil extremement ing6nieux qui 

 les resume tous deux, le thermometre metaslatiqiie u 

 bulle dair, dans lequel M. Walferdin a su r6unir toutes 

 les quality's du thermometre maxim6 a 1'exquise sensi- 

 du Ihermometre m^tastalique. 



Get appareil (fig. 3, A' B' C' D') est lermine" supdrieu- 



