72 TEMPERATURE DU SANG. 



rement par une double chambre. En faisant passer dans 

 la premiere chambre du mercure, en chauffant la cu- 

 vette, on fait un thermometre m6tastatique, c'est-a-dire 

 qu'on regie Finstrument a la temperature dont on a 

 besoin, donnant avec une grande sensibility les indica- 

 tions intermedia! res a deux points tres-rapproch6s de 

 l'6chelle centigrade. La seconde chambre pout recevoir 

 une petite quantity de mercure qui, se'pare'e du reste de 

 la coloune par une bulle d'air, fera de 1'appareil un 

 instrument maxime" different du precedent, encequeses 

 indications sont susceptibles d'osciller entre deux tem- 

 peratures assez rapprochees, mais variables' avec la quan- 

 tite de mercure prealablement logtie dans la chambre 

 supe>ieure. Lorsque 1'appareil est bien construit, la 

 colonne de mercure peut alors etre bristle par une bulle 

 d'air sans que le mercure contenu dans la chambre 

 superieure tombe dans la chambre inferieure. Comme 

 les autres, ce thermometre doit etre compare a un ther- 

 mometre centigrade, si Ton vent convertiren delermi- 

 naiions absolues ses indications. 



Enfin, Messieurs, il me reste a vous parler d'un ap- 

 pareil auquel M. Walferdin a donn6 le nom de therntn- 

 nu'tre di/Jvrentiel (fig. 4), et qui sert a appr^cier les 

 diiKrences les plus faibles entre des temperatures tres- 

 rapproch6es. Le calibre de la tige capillaire est telle- 

 ment faibleque le mercure nepeut plus y etre employ^ ; 

 c'est un thermometre a alcool. Grace a J'exiguite de ce 

 calibre on peut, avec uii reservoir suflisamment petit, 

 avoir, pour une longueur totale de 1'appareil de 20 a 25 

 centimetres, une echclle de 2 a 3 degr6s seulement qni. 



