GRAPHIQUE (Méthode). 



muscle est donnée par le déplacement du petit levier (hhi) dont l'extrémité s'abaisse 

 d'autant plus que la l'orce musculaire de traction est plus grande. Le mouvement 

 d'abaissement du petit levier est enregistré par_ une pointe inscrivante (s) sur un 

 cylindre enregistreur vertical, sur lequel se trouve tracée d'avance l'échelle de tension, 

 obtenue en exerrant sur le grand levier (HH) des tractions connues 

 à l'aide de poids. 



Sur le myoto no gramme de la figure 5 on voit à la partie supérieure 

 le tracé du grand levier; à la partie inférieure, coupant les lignes de 

 l'échelle, le tracé du petit levier, qui descend jusqu'à la ligne qui cor- 

 respond à une tension de 1 600 grammes. 



Le mtjographe isométrique de ^YEISS (1898) se compose d'une lame 

 de ressort de 15 millimètres de longueur, pincée à ses deux extré- 

 mités dans des supports fixes, et dont le milieu est relié au musde 

 par un fil perpendiculaire au ressort. C'est un petit dynamomètre. Le 

 ressort supporte tout l'effort; il n'y a aucun jeu dans ses points 

 d'attache, par conséquent, pas de petites ondulations secondaires. Le 

 mouvement de déformation du ressort est amplifié à l'aide d'une 

 petite transmission qui peut être extrêmement légère, puisqu'elle ne 

 subit aucun effort ; il résulte que l'appareil n'a pas d'inertie. — Le 

 myographe est monté sur une petite glissière avec vis d'arrêt permettant de régler faci- 

 lement la traction sur le muscle. — 11 suffit d'avoir une série de petites lames-ressort 

 pour faire varier la sensibilitéde l'appareil. 



Itg.S. — Myotono- 

 gramme (Fick). 



IV. II existe des myographes qui sont à la fois isotoniques et isométriques. En voici 

 quelques exemples : 



L'appareil de Gad et Heymans (1890) se compose de deux leviers mobiles dans un 

 plan vertical, dont l'un, le supérieur, porte un poids, et enregistre les contractions isoto- 

 niques, tandis que le levier inférieur, à deux bras et ù ressort spirale, enregistre les 

 contractions isométriques. 



Le myographe de Tigerstedt (d'après Santesson, 1899) se compose de deux supports 

 verticaux qui portent le muscle, d'une poulie mobile dans une fente transversale et 

 d'une plaque-support horizontale, sur laquelle se trouve fixé un levier. A ce levier se 

 trouve fixé un ressort en spirale et une tige qui porte un poids. Un fil qui part du 

 muscle se réfléchit sur la poulie et va s'attacher au levier. — Quand on fait agir le 

 muscle sur le levier, le ressort de traction du levier n'étant pas immobilisé, on a des 

 contractions isotoniques; quand, pendant la contraction, le muscle doit tirer sur le 

 ressort très tendu, on a des contractions isométriques. 



L'appareil de Schonlein se compose d'une tige reposant sur deux couteaux comme 

 le fléau d'une balance. Sur cette tige, représentant l'axe de mouvement, se trouve fixé 

 un style enregistreur très léger, pouvant tracer ses mouvements sur une surface hori- 

 zontale. Deux ressorts, dirigés horizontalement, appuient sur l'axe. Au milieu de l'axe 

 se trouve une sorte d'étrier dirigé en bas. Sur la branche horizontale de l'étrier se 

 trouve une pointe dirigée en haut, et un peu en dehors de l'axe de l'appareil. Sur cette 

 pointe repose un deuxième étrier auquel est attachée l'extrémité supérieure d'un muscle. 

 L'extrémité inférieure du muscle est attachée à un myographe isotonique. — Pour avoir 

 la contraction isométrique seule, on immobilise l'extrémité du muscle qui est attachée 

 au myographe isotonique. En laissant agir le muscle à la fois sur le levier supérieur et 

 sur le levier inférieur, on peut étudier les variations de tension pendant la contraction. 

 Le levier du myographe isotonique donne le myogramme, tandis que le levier supérieur 

 donne le tonogramme de la contraction. 



L'appareil de Bnx (1892) permet aussi d'avoir, soit l'inscription simultanée des varia- 

 tions de la longueur et de la tension musculaires pendant la contraction, soit le tracé de 

 la contraction isométrique. La mesure de la tension est basée sur la mesure de la tor- 

 sion d'un ressort par la force développée pendant la contraction. Voici la description 

 de cet intéressant appareil : 



Un fil d'acier élastique, long d'environ 5 centimètres, et épais de 9 millimètres, est 

 placé horizontalement; l'un de ses bouts est libre. Près de cette extrémité se trouve fixée 



