GRAPHIQUE (Méthode). 



11 



cylindre; après un tour, on charge le muscle d'un poids 2 p, et ainsi de suite, en 

 faisant toujours tracer par la plume une ligne après chaque augmentation de la charge. 

 De cette façon, on obtient sur le cylindre une série de lignes parallèles; leur écarte- 

 ment mesure l'allongement que le muscle a subi sous l'inlluence de l'augmentation de 

 la tension exercée par des poids croissants. Cet écartement donne la mesure de l'élas- 

 ticité d'un muscle en repos. 



Pour obtenir la courbe de l'élasticité musculaire, Marky a employé le procédé sui- 

 vant : 



Il a enregistré les variations de longueur d'un muscle auquel est suspendu un petit 

 récipient dans lequel on fait pénétrer, avec une vitesse constante, du mercure ; il a 

 obtenu ainsi la courbe de charge. En laissant s'écouler le mercure, il a obtenu la courbe 

 de décharge. 



NicoLAÏDEs (1896) a remplacé le mercure par l'eau ; celle-ci s'écoule d'un vase de 

 Mariotte, avec une vitesse constante, dans un vase attaché au muscle. Le levier enre- 

 gistreur, auquel est fixée l'extrémité inférieure du muscle, est pourvu d'un dispositif 

 spécial qui corrige l'inscription en arc de cercle (dispositif analogue à celui du levier 

 du myographe de Helmholtz). Ce levier trace sur un cylindre enregistreur la courbe 

 d'élasticité du muscle, qui est une hyperbole. 



Blix (1882) a imaginé un appareil qui permet d'enregistrer la courbe de l'élasticité 

 d'une façon très ingénieuse. Les ordonnées de la courbe enregistrée par le myographe 

 de Blix correspondent aux variations de longueur du muscle, et les abscisses représen- 

 tent les variations de la tension qui agit sur le muscle. 



Le myographion de Blix se compose essentiellement d'une plaque-support pouvant 

 glisser, à l'aide d'une manivelle, sur des rails. Sur cette plaque mobile se trouvent fixés 

 le muscle et un levier enregistreur qui est attaché au muscle. Sur la plaque fixe qui 

 porte les rails, se trouvent fixés le support d'un étrier qui emboîte le levier enregis- 

 treur et une poulie. Un fil, attaché à l'étrier ti^aversé par le levier, se réiléchit sur la 

 poulie ; à l'extrémité inférieure du fil est attaché un poids. Le muscle est attaché à 

 10 centimètres environ 

 de l'axe du levier. La 

 longueur de levier entre 

 l'axe et le point d'at- 

 tache du muscle, est 

 parcourue par l'étrier 

 qui porte le poids, 

 quand, à l'aide, de la 

 manivelle, on déplace la 

 plaque-supporl sur les 

 rails. Quand, par suite 

 du déplacement du le- 

 vier, le point de traction Kig. 13. - Myographion de Blix. 

 du poids s'éloigne de 



l'axe du levier, la tension exercée sur le muscle augmente. La pointe inscrivante du 

 levier, formée d'un godet plein d'encre, trace sur une surface immobile une courbe 

 dont la hauteur représente les variations de longueur du muscle pendant l'augmenta- 

 tion de la traction exercée par le poids. 



Brodie (1892) a fait construire un appareil qui donne, comme le myographe de 

 Blix, une courbe de l'élasticité en fonction des variations de la tension. Dans l'appareil 

 de Brodie la surface enregistrante n'est pas immobile ; le mécanisme d'horlogerie qui 

 la met en mouvement commande en même temps la tension ou le relâchement du 

 ressort qui agit sur le muscle. Ce dispositif fait que, même s'il y a une irrégularité 

 quelconque dans le relâchement ou dans la tension du ressort, cette irrégularité pro- 

 voquant une altération analogue dans le mouvement de la surface enregistrante, la 

 courbe de l'élasticité musculaire ne change pas. La pointe inscrivante du levier enre- 

 gistreur des variations de longueur du muscle est pourvue d'un dispositif correcteur de 

 l'arc de cercle. 



