GRAPHIQUE (Méthode). 15 



plus ou moins haut dans un tube gradué. Une masse de fer. soulevée par le mercure, 

 communique le mouvement à une plume qui trace les pressions sur un cylindre toui^- 

 nant recouvert de papier millimétrique. La personne en expérience s'attache à obtenir 

 et à conserver la pression maximum jusqu'à l'épuisement. 



La graduation fixée sur la planchette indique : 1° la pression; 2" le travail. L'aire de 

 chaque courbe enregistrée mesure le travail dit statique. 



Ce dynamomètre ne présente pas les inconvénients des ressorts métalliques qui 

 n'enregistrent que les pressions normales à la lame d'acier (pas du tout les pressions 

 latérales), qui ne totalisent pas les efforts des muscles, et qui par conséquent indiquent 

 un effort trop petit; de plus, la rigidité du métal est douloureuse à la pression. 



IV. Les ergographes sont des appareils qui inscrivent le travail produit pendant un 

 effort constant ou presque constant. 



Le plus répandu des ergographes, l'appareil de Mosso, a été déjà décrit ailleurs. Cet 

 appareil a été modifié par Trêves. 



Citons encore l'ergographe de Lombard qui permet d'avoir le tracé simultané du tra- 

 vail effectué par les deux bras séparément; l'ergographe de Porter qui inscrit le travail 

 effectué par l'index dans les mouvements latéraux; et enfin l'ergographe de Binet et 

 Vaschide (1897). Ces derniers auteurs ont remplacé le poids par un ressort, ce qui 

 permet à l'effort maximum de se graduer lui-même et de prolonger pendant un temps 

 très long les contractions possibles du muscle. Dans cet appareil, l'effort variant à chaque 

 instant, il est difficile d'évaluer le travail total, ce qui est un inconvénient. 



Imbert et Gagnière (1903) ont inscrit l'état variable de la tension du fil de l'ergographe, 

 en se servant d'iine sorte de petit dynamomètre enregistreur intercalé sur le trajet 

 du fil. 



Vil 



Respiration. 



§ I. — Mounements de la cage thoracique. — Stéthographie. — Pneumographie. 



Les appareils qui servent à l'enregistrement d'un seul point du thorax s'appellent 

 stéthographes; ceux qui enregistrent les dilatations de la cage thoracique s'appellent 

 pneumographes. 



A. Enregistrement direct. — Pour étudier les mouvements respii-atoires, on a 

 commencé par enregistrer les mouvements d'un seul point du thorax. 



Ainsi ViERORDT et Ludwig, en 1855, ont étudié les mouvements respiratoires à l'aide 

 du sphygmographe de Vierordt. Ces auteurs procédaient de la façon suivante : Le 

 sujet étant couché sur le dos, ils appuyaient sur son sternum le bouton qui dans l'explo- 

 ration du pouls repose sur le vaisseau. La grande branche du sphygmographe traçait 

 sur un cylindre enregistreur la courbe des mouvements respiratoires. 



M' Vail (1868) a construit un appareil appelé spirographe, qui peut s'appliquer à 

 n'importe quelle partie du thorax. Cet appareil, qui est en réaUté un appareil à fonctions 

 multiples, un spiro-cardio-sphygmographe, se compose essentiellement d'un piston qui 

 s'applique sur le thorax. Ce piston entraîne dans les mouvements une petite roue (un 

 segment de roue) qui par l'intermédiaire de deux roues d'engrenage, une grande et 

 l'autre petite, met en mouvement une roue qui porte la plume inscrivante. On obtient 

 une amplification triple des mouvements respiratoires, de par le choix des roues d'en- 

 grenage. Le cylindre enregistreur est mis en mouvement par un mécanisme d'horlo- 

 gerie. L'inscription se fait sur une bande de papier sans fin; à côté du cylindre prin- 

 cipal, il y a un cylindre qui porte la provision de papier. La plume est formée par un 

 simple tube de verre rempli d'encre rouge; la plume enregistrante présente un mou- 

 vement rectiligne. Pour les courbes respiratoires on enregistre les minutes. 



