GRAPHIQUE (Méthode). 2t 



§ V. — Spirographie et tachygraiphie. 



Le volume de l'air qui entre et qui sort du poumon peut être enregistré à l'aida 

 d'un spiromètre enregistreur. La vitesse avec laquelle l'air pénètre ou sort du poumon 

 peut être enregistrée à l'aide d'appareils qui sont l'analogue de l'hémodromographe. 



L A l'aide d'une canule placée dans la trachée, d'une soupape de MOller ou de 

 Voit, on peut envoyer dans un spiromètre l'air qui sort du poumon, ou bien on peut 

 faire inspirer par l'animal l'air contenu dans un spiromètre bien compensé. La cloche 

 du spiromètre étant munie d'une plume enregistrante, il est facile d'enregistrer les 

 montées ou les descentes de la cloche correspondant à l'expiration et à l'inspiration. 



C'est ainsi qu'a procédé Panum. 



Au lieu de placer une canule dans la trachée, on peut faire respirer l'animal dans 

 une muselière, ou bien adapter un dispositif spécial sur la bouche et le nez de l'homme. 



iMarcet (1897) a enregistré les mouvements d'une cloche d'un spiromètre parfaite- 

 ment équilibré dans laquelle il recueillait l'air expiré. — L'homme inspirait par le nez, 

 et il expirait par la bouche. L'inscription des mouvements de la cloche du spiromètre 

 se faisait à l'aide d'un tube de verre muni d'un orifice capillaire. Inscription à l'encre 

 sur papier sur lequel il y avait des ordonnées lithographiées mesurant les litres. 



Kronecker et Marckwald ont adapté des contacts électriques au spiromètre de 

 HuTCHiNSON, et ils ont enregistré, à l'aide d'un signal, les variations de hauteur de la 

 cloche correspondant à 200 centimètres cubes. 



Langendorff a enregistré au moyen d'un tambour à air les indications d'un gazo- 

 mètre d'KLSTER. 



Le spiromètre enregistreur de Tissot, à compensation automatique, permet d'enregis- 

 trer simultanément les mouvements respiratoires, en fonction du volume d'air intro- 

 duit dans les poumons, et le débit respiratoire (Voir Journal de Physiologie et de 

 Pathologie générales, n" 4, Juillet 1904). 



On peut avoir aussi un bon enregistrement du volume d'air qui entre et qui sort du 

 poumon en mettant en communication l'espace clos dans lequel respire l'animal avec 

 un piston-recorder. 



L' acropléthysmographe de Gad est une sorte de petit spiromètre très léger. — Cet 

 appareil se compose d'une sorte de boîte rectangulaire à doubles parois. Entre les 

 parois il y a de l'eau. Un mince couvercle de mica, à bords recourbés et plongeant 

 dans l'eau, ferme la boîte. Ce couvercle tourne autour d'un axe qui se trouve au- 

 dessus de la paroi postérieure ; un de ses bords longitudinaux supérieurs est muni 

 d'une plume. Un tube s'abouche au fond de la paroi postérieure. Si l'on souffle ou si 

 l'on aspire par ce tube, le couvercle se soulève ou s'abaisse ; ces mouvements sont 

 inscrits par la plume du couvercle sur un cylindre enregistreur. Le tube de l'aéroplé- 

 thysmographe communique avec un récipient dans lequel se trouve placé l'animal en 

 expérience. Sur le trajet du tube de communication, on peut intercaler un manomètre 

 à mercure avec flotteur. On peut ainsi enregistrer simultanément les indications don- 

 nées par l'aéropléthysmographe et celles que donne le manomètre. 



IL L'élude de la vitesse de l'air qui entre et qui sort de la trachée peut être faite 

 à l'aide d'un appareil qui est une sorte d'aérodromographe ou aérotachygraphe. 



L'unapnographe de Bergeo.\ et Kastus se compose essentiellement d'une lame 

 mobile en aluminium qui forme la partie postérieure d'une boîte rectangulaire mise 

 en communication avec un tube respiratoire terminé par un embout. L'axe de rota- 

 tion de la valve porte un levier très léger qui enregistre sur une bande de papier 

 les mouvements de la valve. Des ressorts réglés par des boutons ramènent la valve dans 

 la position d'équilibre, dont' elle avait été éloignée par le courant d'air d'expiration. 

 La personne en expérience applique l'embout sur le nez ; les variations de pression de 

 l'air des voies aériennes se transmettent à l'air de la boîte rectangulaire et provoquent 

 des mouvements de va-et-vient de la valve. 



Cet appareil, étalonné, donne non seulement la mesure de la vitesse et la pression 

 de l'air, mais aussi les quantités d'air inspiré et d'air expiré. 



