DICTIONNAIRE 



DE 



PHYSIOLOGIE 



-»<33C»<c- 



GRAPHIQUE (Méthode) [Suite). 



VI 

 Myographie. 



§ I. — Contraction musculaire. 



Les appareils enregistreurs de la contraction musculaire s'appellent myographes; 

 les tracés de la contraction, myogrammes. 



A. Myographes directs. Myographes isotoniques. Myographes isométriques. 



— Unmyopraphe se compose essentiellement d'un levier muni d'une plume inscrivante; 

 ce levier est attaché, d'une part au muscle, et d'autre part à un poids ou à un ressort qui 

 ramène le levier à sa position primitive, quand la contraction musculaire cesse. Parmi 

 les myographes, il y en a qui permettent au muscle de se raccourcir beaucoup pendant 

 la contraction; d'autres, au contraire, présentant une résistance très grande, ne per- 

 mettent au muscle de se raccourcir qu'extrêmement peu. Les appareils de la première 

 catégorie ont été appelés par Fick myographes isotoniques, c'est-à-dire à égale tension 

 du muscle pendant la contraction, tandis que ceux de la seconde catégorie ont été 

 désignés, toujours par Fick, myographes isométriques, c'est-à-dire à égale longueur 

 musculaire pendant la contraction, et à tension variable. 



I. Le premier appareil myographique, le myographion d'HELMHOLTZ (1850), est un 

 myographe isotonique à poids. Dans cet appareil, le muscle, placé verticalement dans 

 une chambre humide, est attaché par son extrémité inférieure, à l'aide d'un fil et d'un 

 crochet, à un levier en forme de cadre. La pointe inscrivante est suspendue verticale- 

 ment à l'aide d'une tige à l'extrémité du levier. Un petit poids sert à régler la pression 

 de la pointe inscrivante sur la surface du cylindre enregistreur. Ce dispositif a été 

 adopté par Helmholtz pour transformer le tracé en arc de cercle de l'extrémité du levier 

 en un tracé rectiligne. Au-dessous du point d'attache du muscle se trouve suspendu au 

 levier un petit plateau dans lequel on met des poids. Dans le myographe de Helmholtz, 

 le cylindre enregistreur fait partie intégrante de l'appareil. 



L'appareil d'HELiiHOLxz présente un grand défaut : une trop grande inertie du levier; 

 les myogrammes donnés par lui ne représentent nullement la vraie forme de la contrac- 

 tion musculaire. 



Les myographes de Du Bois-Reymond, Sanders-Ezn, Kronecker, Tiegel, Cyon, Pflùger 

 et autres ne sont que des modifications de l'appareil d'HEL&moLTz. Dans le myographion 

 de Pflùger, la surface enregistrante est représentée par une plaque de verre rectan- 

 gulaire, posée verticalement, qu'on déplace à la main très lentement. Les myo- 



DICT. DE PHYSIOrOGlE. — TOME VIII. 1 



