2 



GRAPHIQUE (Méthode). 



grammes obtenus avec cet appareil se présentent sous forme de droites perpendiculaires 

 qui donnent la hauteur seulement de la contraction musculaire. Hermann a remplacé 

 la plaque de verre par une plaque de cuivre sur laquelle il fixait une baude de papier 

 enfumé. Funke a agrandi la plaque enregistrante de telle sorte qu'il pouvait, en la 

 déplaçant verticalement, avoir plusieurs tracés superposés. 



Dans le myographion de Du Bois-Reymond, l'enregistrement se fait sur une plaque 



mise en mouvement par la détente d'un ressort; le mouvement de translation de la 



plaque étant trèsrapide, on obtient comme tracé la forme de la contraction musculaire. 



Le myographe de Marey diffère essentiellement de l'appareil de Helmholtz, Cet 



appareil se compose d'un levier 

 extrêmement léger pouvant se 

 déplacer dans un plan horizontal 

 autour d'un axe fixé sur une pla- 

 que métallique. Sur cet axe se 

 trouve fixée une poulie dans la 

 gorge de laquelle passe un fil, 

 qui, après s'être réfléchi sur une 

 poulie, descend verticalement et 

 supporte un petit plateau dans 

 lequel on pose des poids. L'extré- 

 mité du levier, formée par une 

 plume en corne, trace des arcs 

 de cercle sur la surface noircie 

 d'un cylindre enregistreur dis- 

 posé horizontalement. Le sup- 

 port de l'appareil présente une 

 vis à l'aide de laquelle on peut 

 rapprocher ou éloigner la plume 

 de la surface enregistrante. A 

 la plaque support on fixe une 

 planchette de liège sur laquelle on place soit un muscle isolé, soit une grenouille 

 tout entière, fixée à l'aide d'épingles. Le fil qui relie l'extrémité du muscle et Je levier 

 est attaché à un bouton fixé à un manchon mobile surjle levier. En éloignant ce manchon 

 plus ou moins de l'axe de mouvement du levier, on varie l'amplification des tracés de 

 la contraction. 



Le poids supporté par le muscle n'est pas en réalité celui qui est dans le plateau du 



FiG. 1. — Schéma d'un dispositif myographique (Hermann). 



Le muscle (m) est attaché au levier (A) mobile autour de l'axe (a) ; 

 la plume (s) inscrit les contractions musculaires sur la surface 

 enregistrante {p) ; un poids (g) est attaché au levier ; le muscle 

 est excité à l'aide d'une bobine d'induction {e, p, s); la plaque 

 enregistrante, en se déplaçant, agit sur le contact électrique {k,d). 



FiG. 2. — Myogramme (Helmholtz). 



myographe, car les bras du levier auxquels sont attachés le muscle et le plateau ne 

 sont pas égaux. Le rayon de la poulie fixée à l'axe du levier représente la longueur du 

 bras du levier auquel est appliqué le poids; la distance qui sépare le point d'attache du 

 muscle de l'axe du levier représente la longueur du bras de levier auquel est appliquée 

 la force musculaire. Donc, pour connaître le véritable poids qui tend le muscle, il faut 

 faire le rapport de ces deux longueurs. 



En fixant le myographe sur un chariot automoteur, Marey a obtenu de très beaux 

 tracés, imbriqués verticalement ou obliquement. 



RoLLETT a modifié de la façon suivante le myographe à poids de Marey : il a divisé la 

 plaque support en deux parties, dont l'une porte le levier, et l'autre la plaque de liège 



