GRAPHIQUE (Méthode). 3 



sur laquelle on Rxe l'animal en expérience. Cette dernière partie, à l'aide d'un dispositif 

 roicrométrique, peut être rapprochée de la première avec laquelle elle est reliée. 



Le myographe isotonique de Fick se compose d'un levier très léger qui peut se mou- 

 voir dans un plan vertical en tournant autour d'un axe en acier. Autour de cet axe est 

 enroulé un fli qui supporte le plateau dans lequel on met les poids. Comme dans le 

 myographe de Marey, le poids, étant accroché très près de l'axe du levier, ne corres- 

 pond pas au poids réel qui agit sur Je muscle. 



Les parties essentielles du myographe de Fick se retrouvent dans un grand nombre 

 d'appareils à inscription verticale, par exemple dans le myographe employé par Ludwig. 



Le myographe de Fredericq réunit les avantages du myographe de Marey et ceux de 

 l'appareil de Du Bois-Reymond. Les dispositifs de la tablette qui porte le muscle, le style 

 inscripteur et les accessoires sont empruntés au myographe de Marey. La partie de 

 l'appareil sur laquelle le levier enregistre ses mouvements ressemble beaucoup à la 

 partie correspondante du myographe de Du Bois-Reymond. Cette partie se compose 

 d'une plaque de verre, longue de 23 centimètres, large de 8 centimètres, disposée 

 horizontalement. Cette plaque est mise en mouvement par la détente d'une bande de 

 caoutchouc. L'inscription peut se faire directement sur la plaque de verre enfumée, 

 ou sur une bande de papier posée sur la plaque. 



Fredericq a construit aussi un myographe double qui est formé de la réunion de 

 deux myographes simples superposés. 



LuKJANOw (1888), pour enregistrer les contractions musculaires du chien, a adopté le 

 dispositif suivant : Deux plumes enregistrantes, fixées à des leviers à deux bras super- 

 posés, sont placées sur un même support. A un des bras de ces leviers sont attachés les 

 fils qui, après avoir passé chacun sur une poulie, supportent le poids, A l'autre bras 

 des leviers s'attachent les fils qui relient les leviers aux muscles ; ces fils sont guidés 

 par des poulies. L'inscription des mouvements se fait sur un cylindre enregisti'eur ver- 

 tical. 



IL On a construit des myographes dans lesquels on a remplacé le poids par un 

 ressort. La résistance opposée par le ressort pendant la contraction n'est pas constante, 

 comme celle opposée par un poids tenseur. Cependant Grutzner, par un artifice parti- 

 culier, a réussi à construire un myographe à ressort dans lequel la résistance reste 

 constante pendant toute la durée de la contraction. 



Parmi les myographes à ressorts citons les appareils de Marey, Place, Brugke, Noël 

 et Le Bon (1878), etc. 



Dans le myographe à levier élastique de Marey, le levier est prolongé au delà de so» 

 axe de rotation par une lame-ressort qui s'appuie sur un excentrique. En tournant cet 

 excentrique à l'aide d'une petite manette, on varie la tension du ressort, et, par consé- 

 quent, la résistance opposée par le ressort à la contraction. Ce ressort, n'étant pas très 

 fort, cède facilement à la force de traction exercée par le muscle ; le raccourcissement 

 de ce dernier ne se trouve donc nullement empêché. Le support de l'appareil et la 

 dispostion du levier sont les mêmes que dans le myographe à poids. 



Pour avoir l'inscription simultanée de deux muscles, Marey a ajouté au myographe 

 simple un second levier un peu au-dessus du premier, dans un plan parallèle. La pointe 

 inscrivante de ce deuxième leviei , un peu incurvée, dépasse légèrement celle du premier 

 levier : de cette façon les deux tracés s'inscrivent à un demi-millimètre de distance. 



Dans le myographe de Grutzner (1887), le ressort agit obliquement sur le levier. 

 L'obliquité du plan de traction a été calculée de telle sorte que la traction reste constante, 

 quelle que soit la position du levier, ce qui n'existe pas pour les autres myographes à 

 ressort, comme celui de Marey par exemple. 



L'appareil de Grutzner a été légèrement modifié par Winkler (1898). 



III. Pour étudier les variations de l'élasticité musculaire pendant la contraction, 

 Fick a construit son myographe isométrique, dont voici la description : 



L'extrémité supérieure d'un muscle (M) étant fixée à l'aide d'un pince (Z) sur un sup- 

 port vertical, l'extrémité inférieure (K) est attachée à l'aide d'un fil inextensible à une 

 pointe (d) fixée sur un levier d'acier très fort( H, H) à 80 millimètres de l'axe (A). — Ce 



