6 



GRAPHIQUE (Méthode). 



au ressort une tige métallique percée de plusieurs trous, dans un de ces trous on attache, 

 à l'aide d'un crochet, l'extrémité supérieure d'un muscle. Cette petite tige se termine 

 par une longue plume enregistrante. 



L'extrémité inférieure du muscle est attachée à un levier isotonique ordinaire à poids. 



?r 



\QlL 



cL 



X 



C 



V 



FiG. 6. — Myo- 

 graphedeScHÔN- 

 LBiN (Schbnck). 



FiG. 7. — Dispositifs de l'appareil de Schônlein (Schenck) 



Quand le muscle excité se contracte, les deux plumes enregistrantes tracent sur le 

 même cylindre des tracés superposés. Quand le muscle est accroché à 3 millimètres de 

 distance de l'axe idéal du levier supérieur, une ordonnée d'un millimètre de la courbe 

 tracée par ce levier représente une tension de 20 grammes. 



Quand on veut avoir seulement l'inscription de la contraction isométrique, on n'a 



FiG. 8. — Courbes isotonique (J) et isométrique (S) obtenues avec le myographe 



de ScHONLEiN (Schenck). 



qu'à immobiliser le levier isotonique inférieur. 



Parmi les myographes pouvant être soit isotoniques, soit isométriques, citons aussi 

 l'appareil de Mariette Pompilian. 



V. Bernstein a construit un appareil qui n'est autre chose qu'une sorte de balance 

 hydrostatique. La tension musculaire s'exerce sur une colonne de mercure; un flotteur 

 inscrit les mouvements de cette colonne liquide. 



