GRAPHIQUE (Méthode). 7 



VI. Blix (189*2) a construit un appareil qui permet d'obtenir une courbe dont les 

 ordonnées représentent le raccourcissement du muscle, et les abscisses, la tension mus- 

 culaire. Dans ces courbes, un millimètre pris sur l'abscisse représente une tension de 

 36 grammes. 



Cet appareil, appelé Muskelindicator, se compose d'un levier rigide> formé de deux 

 fils en acier, éloignés l'un de l'autre à leur point de fixation sur l'axe, et rapprochés 

 à l'extrémité du levier. Ce levier, long de 11 centimètres, présente à son extrémité une 

 lame-ressort en forme d'étrier disposée horizontalement. A l'extrémité de cette lame se 

 trouvent attachés l'extrémité inférieure du muscle et un poids tenseur; toujours à cette 

 extrémité est fixée aussi une longue pointe enregistrante. Cette pointe métallique est 

 recourbée ; elle trace la courbe résultant de la déformation du ressort et du déplace- 

 ment du levier sur une surface métallique recouverte de noir de fumée. Cette surface 

 est sphérique ; son rayon est égal à 18 centimètres, et son centre se trouve sur l'axe 

 du levier. Cette surface se présente ù l'aiguille enregistrante par sa partie concave ; de 

 cette façon, la plume enregistrante ne la quitte jamais. Pourtant, comme les dépla- 

 cements de l'aiguille enregistrante ne sont pas considérables, cette surface peut être 

 plane. 



Blix, pour avoir le moins d'inertie, a enregistré les mouvements de l'appareil que 

 nous venons de décrire optiquement. Pour cela, il a supprimé l'aiguille enregistrante 

 el a fixé près de l'axe du levier un petit miroir. A l'aide d'une lentille il concentrait des 

 rayons lumineux sur ce miroir ; les rayons réfléchis étaient reçus sur un écran. De 

 cette façon, il obtenait une courbe analogue à celle de l'enregistrement direct. 



VIT. On peut avoir le diagramme du travail d'un muscle à l'aide des appareils de 

 FiCK et de Schenck. 



Le dynamomètre de Fick (1891) se compose d'une roue mise en mouvement par la 

 traction du muscle. Sur l'axe de la roue se trouve fixée une bande de papier. Une pointe 

 inscrivante est fixée à l'extrémité du ressort sur lequel s'exerce la traction musculaire ; 

 cette pointe inscrivante trace ses mouvements sur la bande de papier. Ainsi on obtient 

 une courbe dont les ordonnées correspondent à la tension musculaire, et les abscisses 

 aux variations de longueur du muscle. 



Dans l'appareil de Schenck (1899), l'enregistrement se fait sur une surface immobile. 

 La plume enregistrante, elle, subit deux ordres de déplacements : le raccourcissement 

 musculaire lui fait subir un mouvement dans un sens, et le changement de tension lui 

 imprime un mouvement dans une direction perpendiculaire à la première. La résul- 

 tante de ces deux ordres de mouvement représente la courbe du travail effectué par le 

 muscle pendant la contraction. 



VIII. Voici le dispositif employé par Fick pour l'étude de l'accélération imprimée 

 par la contraction musculaire à une masse connue. 



Le muscle, représenté sur la figure 9 par un ressort, est attaché à une pointe (c) fixée 

 au levier (HH') à deux bras mobiles autour de l'axe (A). A côté de ce levier se trouve un 

 autre levier (LL') à deux bras. Sur ces deux bras se trouvent fixées deux masses de 

 plomb (M, M') qui se font équilibre. Ce levier (LL') mobile autour de l'axe (R) est en 

 état d'équilibre indilTérent. Sur son axe est fixée une poulie (R) sur laquelle s'enroule 

 un fil. Le bout inférieur de ce lil est attaché à une sorte d'étrier (Z) qui porte un pla- 

 teau (S) dans lequel on met des poids. L'étrier qui porte le plateau s'appuie sur une 

 pointe. Le levier (LL') présente une petite tige(Z), sur laquelle s'accroche un crochet (n) 

 attaché par un fil à une pointe (d) fixée à l'extrémité d'un des bras du levier (HH'). Les 

 mouvements du levier (LL') sont inscrits par une pointe inscrivante (p) sur une plaque 

 (TT'). 



Voici comment cet appareil fonctionne : Avant la contraction musculaire, le fil 

 enroulé sur la poulie (R), et qui supporte l'étrier, est relâché. Quand le muscle se con- 

 tracte, il soulève le bras H du levier (HH'), ce qui produit un abaissement de la tige (/) 

 du levier (LL'), el un mouvement de ce dernier dans la direction indiquée par les 

 flèches. Quand la contraction musculaire a atteint son maximum, la pointe inscri- 

 vante du levier a tracé un arc de cercle jusqu'au point m, sans soulever encore le 



