12 GRAPHIQUE (Méthode). 



§ III. — Rigidité musculaire. 



HermaNx\{1896), pour faire l'étude de la rigidité, a pris, à l'aide d'un dispositif spécial, 

 des images photographiques du muscle tous les 1/4, 1/2 heures ou toutes les heures. 

 Voici la description de ce procédé de chronophotographie lente : 



L'aiguille des minutes d'une horloge touche pendant son déplacement deux systèmes 

 de contacts électriques : l'un de ces contacts commande l'exposition de la surface sen- 

 sible, l'autre le déplacement de cette même surface. Pendant la fermeture du contact 

 d'exposition, un électro-aimant soulève une petite plaque d'aluminium qui se trouve 

 derrière l'objectif de la chambre obscure. L'image photographique se fait sur une 

 longue pellicule d'un rnètre et demi qui recouvre la surface d'un cylindre en bois 

 noirci, mobile autour d^un axe vertical. Sur l'axe du cylindre se trouve fixée une roue 

 dentée pourvue de 8 360 dents. Deux tiges d'arrêt agissent sur cette roue ; l'une de ces 

 tiges est fixée à l'armature d'un puissant électro-aimant. C'est l'aiguille des minutes 

 qui, en fermant un des contacts, commande cet électro-aimant, et par conséquent le 

 mouvement du cylindre. Comme source électrique, on a trois accumulateurs. L'appa- 

 reil fonctionne jour et nuit dans une chambre obscure. Le muscle est éclairé par une 

 lanterne de Duboscq. 



Brodie et RicHARDsoN (1897), pour photographier les variations de longueur du 

 muscle, ont employé le dispositif suivant : 



Le muscle étant placé dans un récipient plein d'un liquide quelconque, son extré- 

 mité supérieure est attachée à l'aide d'un fil métallique à un ressort en spirale. Sur le 

 fil d'attache se trouve fixé un petit brin de paille, ou un mince tube de verre, portant 

 un petit miroir plan. Pendant le raccourcissement musculaire, ce miroir subit une 

 déviation. On enregistre cette déviation de la façon suivante : Un condensateur, placé 

 devant une source lumineuse, concentre la lumière sur une fente horizontale étroite. 

 Les l'ayons qui sortent de cette fente sont concentrés et projetés sur le petit miroir. Les 

 rayons réfiéchis par le miroir vont tomber sur la longue fente verticale d'une boîte 

 obscure contenant la plaque sensible; celle-ci est animée d'un mouvement de transla- 

 tion. L'amplification de l'image obtenue sur la plaque varie avec la distance qui sépare 

 le miroir de la plaque sensible et la longueur du brin de paille qui porte le miroir. 

 Plus celle-ci est petite, plus l'amplification est grande et l'inertie de la pièce mobile 

 petite. 



§ IV. ^ Myographie chez V homme. 



L'étude de la contraction musculaire chez l'homme peut être faite, soil à l'aide d'ap- 

 pareils à inscription directe, soit ù l'aide d'appareils à transmission. 



A. Myographes directs. — Le myographe de Cyon se compose d'vine tige de fer (A) 

 le long de laquelle se meut verticalement une tige horizontale (B). Cette tige peut être 

 fixée à volonté à l'aide d'une vis de pression (C). Un ressort à boudin en laiton (D) est 

 suspendu à la tige (B) ; ce ressort se termine à sa partie inférieure par une gouttière 

 métallique (E) destinée à recevoir le pouce. Le ressort communique avec un système 

 de leviers (F, F) auxquels se transmet chaque traction exercée sur lui. Les mouvements 

 de traction sont ainsi enregistrés sur un cylindre. Le bras est placé dans un moule en 

 plâtre qui le fixe et ne permet que les mouvements de l'adducteur du pouce. L'excita- 

 tion de ce muscle se fait par l'excitation du nerf cubital. 



L'appareil de Fick (1887) se compose d'une colonne de bois prismatique (H) qui pré- 

 sente une fente. La main est placée dans cette fente, avec le petit doigt à la partie 

 inférieure et le pouce fixé à un côté de la l'ente. La main se trouve ainsi bien fixée. 

 Une sorte d'étrier (Dj formé par un fil de fer est posé sur l'index entre la deuxième et 

 la troisième phalange. A l'extrémité inférieure de cet étrier se trouve fixée une lame 

 (B) en fer-blanc avec une encoche dans laquelle est placée une pointe (N) ; cette pointe 

 est fixée à l'axe d'un levier à ressort. Les mouvements de ce levier sont enregistrés sur 



