Ifi GRAPHIQUE (Méthode). 



Le stéthographe de Ransome (1876) donne l'inscription sur trois feuilles différentes 

 d'un point déterminé suivant trois directions : plan antéro-postérieur, plan transversal 

 et plan horizontal, par un mécanisme analogue à celui du thoracomètre de Sibson. 



Ransome, avant le stéthographe, avait construit (1873) un stéthomètre pour la 

 mesure des diamètres thoraciques; dans cet appareil les mouvements dans les trois 

 directions se lisaient sur trois quadrants. 



Le stéthographe double de Riegel donne l'inscription simultanée des mouvements de 

 deux points du thorax. Cet appareil se compose de deux leviers qui écrivent sur les 

 deux surfaces d'une plaque de verre noircie. En regardant cette plaque par transpa- 

 rence, on voit en même temps les deux courbes et on peut ainsi les comparer facilement. 



May (1901) a construit aussi un stéthographe double, qui est une modification de 

 l'appareil de Riegel. 



Ce genre d'appareils ne permet pas de faire l'inscription sur un cylindre enregistreur 

 ordinaire ; il demande que la surface enregistiante fasse partie de l'appareil et qu'elle 

 soit lixée au thorax de même que l'appareil inscripteur. 



B. Enregistrement au moyen de la transmission à air. — I. Pour faire l'in- 

 scription des mouvements d'un point quelconque du thorax sur un cylindre enregistreur 

 ordinaire, on emploie des stéthographcs à transmission. 



Le stclhographc de Paul Bert nous offre l'exemple d'un tel appareil. Il se compose 

 essentiellement d'un tambour à air articulé à un support; l'articulai ion permet de 

 donner au tambour n'importe quelle position. Un disque d'aluminium, qui se trouve 

 fixé à la membrane de caoutchouc du tambour, présente une petite tige qui se termine 

 par une petite plaque. Cette tige est guidée par un trou percé dans une sorte d'étrier 

 qui se trouve au-dessus de la membrane du tambour. A cet étrier est fixé un lil en 

 caoutchouc qui sert à ramener la tige dans sa position primitive quand l'inspiration a 

 cessé d'agir sur elle. Un tube de caoutchouc va au tambour enregistreur. 



Quel que soit le dispositif employé basé sur ce principe, l'enregistrement par cette 

 méthode est difticile, car il exige une immobilité absolue de l'homme ou de l'animal. 



Au lieu de faire l'inscription des mouvements d'un seul point du thorax, on peut 

 inscrire les variations d'un des diamètres de la cage thoracique. 



FiGK et Paul Bert, indépendamment l'un de l'autre, ont inventé des appareils qui 

 permettent de faire une telle étude. 



L'appareil de Paul Bert se compose essentiellement d'un compas d'épaisseur, d'où 

 le nom de Zirkclstethograpk qu'on lui donne en Allemagne. Un tambour à air est fixé 

 sur un des bras du compas ; l'autre bras porte une petite plaque. Un anneau en caout- 

 chouc enlace les deux branches du compas et les ramène à leur position de repos, 

 quand la respiration a cessé d'agir sur eux. On peut placer ce compas sur n'importe 

 quels points du thorax et sur n'importe quels animaux. 



Le pncumographe de Fick est aussi un compas, mais ce compas présente des bras 

 qui se prolongent : on distingue ainsi les longs bras et les petits bras de l'appareil. 

 Les grandes branches du compas sont placées aux extrémités d'un diamètre du thorax ; 

 entre les petites branches se trouve une sorte de pompe dont le corps de pompe est 

 porté par une branche du compas et le piston articulé par l'autre. Cette pompe, qui 

 remplace le tambour i'i air, communique par un tube avec le tambour enregistreur. 



Burdon-Sanderson (1869) a construit un appareil qui ressemble aux précédents. Son 

 stéthomètre, qui est en réalité un cardio-stéthograplœ , car il inscrit aussi les battements 

 du cœur, se compose d'un léger cadre qui est suspendu, à l'aide d'un ruban, au cou. 

 Un des bras de l'appareil est rigide, l'autre est flexible ; l'un porte un bouton mobile, 

 l'autre un tambour à air, un bouton et un ressort d'acier. La distance qui sépare les 

 deux boutons se mesure par une baguette graduée. 



II. Le moyen le plus simple et le plus sûr pour faire l'étude des mouvements respi- 

 Tatoires est d'enregistrer les variations de la circonférence de la cage thoracique. Cet 

 enregistrement peut se faire à l'aide d'appareils très simples. Il suffit, par exemple, 

 d'avoir une ceinture qui fait le tour du thorax et de placer un sac à air sous cette cein- 

 ture. Ce sac en caoutchouc communique avec un tambour enregistreur ordinaire de 



Ma RE Y. 



