GRAPHIQUE (Méthode). 



17 



Sur ce principe est basé le pneumographe de Brondgeest, connu aussi sous le nom 

 de pansphygmographe. 



Knoll aussi s'est servi d'un sac élastique, à surfaces planes, qui se boucle à la partie 

 supérieure du ventre. 



Les courbes obtenues à l'aide de ce dispositif possèdent une branche ascendante qui 

 représente l'inspiration et une branche descendante qui représente l'expiration. 



Marey a construit plusieurs modèles de pneumographes. 



Le premier modèle est formé par un cylindre élastique creux mis sur le trajet 

 d'une ceinture. Le cylindre présente des surfaces latérales en caoutchouc, consolidées 

 par un ressort en spirale contenu dans son intérieur, et des extrémités métalliques. Ce 

 cylindre, qui est attaché par ses deux bouts à une ceinture qui fait le tour du thorax, 

 communique par un tube avec un tambour à air. Pendant l'inspiration, les parois 

 thoraciques appuient sur la ceinture et produisent une traction et par conséquent un 

 allongement du tube. Les courbes représentent l'inspiration par une ligne descendante, 

 et l'expiration par une ligne ascendante. 



Paul Bert, qui s'est servi de cet appareil (1870), l'a moditié de la façon suivante : 



FiG. 14. — Pneumographe de Marey. 



Il a remplacé la surface cylindrique en caoutchouc par une surface métallique, et les 

 surfaces basâtes métalliques par des membranes en caoutchouc pourvues des crochets 

 qui s'attachent à la ceinture. 



Un autre pneumographe de Marey se compose d'une lame élastique d'acier qui 

 repose sur le thorax (sternum). Aux petits côtés de cette laine sont fixées des branches 

 divergentes auxquelles s'attache une ceinture qui fait le tour du thorax. Sur la lame se 

 trouve fixé le tambour. En face de la membrane en caoutchouc se trouve un levier dont 

 l'axe repose sur la lame, et dont une extrémité est fixée à une tige horizontale solidaire 

 d'une colonne verticale fixée près d'une des branches divergentes de l'appareil. Au 

 moment de la dilatation du thorax, la traction exercée par les cordons sur les branches 

 les rend plus divergentes encore, grâce à la flexion de la lame-ressort. Cette divergence 

 produit une traction sur la membrane du tambour qui est relié avec le tambour inscrip- 

 teur. La courbe tracée s'abaisse donc quand le thorax se dilate ; elle s'élève au con- 

 traire quand le thorax se resserre. 



Le nouveau modèle de l'appareil de Marey diffère de l'ancien, non en principe, 

 mais dans la manière dont le tambour et le levier qui agit sur lui sont disposés. Ce 

 tambour, au lieu d'être vertical, est placé horizontalement, sa membrane en caoutchouc 

 étant en force de la lame élastique. Un des bras, en divergeant, agit directement sur la 

 membrane. L'appareil présente en plus des anneaux auxquels s'attache un ruban qui 

 fait le tour du cou. Dans cet appareil, comme dans le précédent, les branches descen- 

 dantes des courbes enregistrées représentent l'inspiration, les branches ascendantes 

 l'expiration. 



Le pneumographe de Sewall (1890) se compose d'une sorte de pince qui ressemble 

 à la couverture d'un livre. Entre les bras de cette pince se trouve un sac en caoutchouc. 

 Les parties latérales de la pince sont attachées à une corde qui fait le tour du thorax. 

 L'articulation de la pince représente aussi son extrémité inférieure. Aux extrémités 

 supérieures s'attache un ruban qui suspend l'appareil au cou. L'inspiration, en tirant 

 sur les branches de la pince, la ferme et chasse l'air du sac. L'air chassé, passant 

 par le tube de transmissioo, arrive au tambour enregistreur et provoque un soulève- 

 Dior. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VIII, 2 



