GRAPHIQUE (Méthode). 35 



sur un levier muni d'une plume qui trace ses mouvements sur un cylindre enregistreur 

 vertical. La quantité d'eau écoulée donne la mesure de la chaleur produite dans le 

 calorimètre. Il est facile de régler la longueur du levier de façon que chaque millimètre 

 du papier représente une ou plusieurs calories. 



2) L'eau sortant du calorimètre tombe dans un entonnoir et se rend au réservoir à 

 flotteur qui se remplit peu à peu pendant que la plume marque les phases do la varia- 

 tion de niveau. Quand le récipient a reçu 500 grammes d'eau, la plume a parcouru 

 toute la hauteur du cylindre enregistreur. A ce moment le récipient se vide automati- 

 quement par un mécanisme composé de deux tubes fonctionnant à la manière du 

 siphon qu'on trouve dans le vase de Tantale. La plume retombe ainsi au zéro du cylin- 

 dre à tous les 500 grammes écoulés. Pour assurer l'amorçage du siphon, l'appareil est 

 muni d'un électro-aimant, qui agit de la façon suivante : Le levier enregistreur porte un 

 contact en platine; la palette de l'électro-aimant, réglée par une vis, en porte un second. 

 Quand le vase a reçu juste SOO grammes de liquide, le contact vient toucher la palette 

 et fermer ainsi le circuit. L'électro-aimant étant alors animé attire la palette et donne 

 un coup brusque au flotteur, qui amorce ainsi automatiquement le siphon. Le réci- 

 pient se vide alors rapidement et le contact se trouve rompu par suite de l'abaissement 

 du levier, pour recommencer lorsque 500 autres grammes de liquide se seront emma- 

 gasinés. Ce dispositif permet d'enregistrer un grand volume d'eau sur une même feuille 

 de papier. 



3) Le calorimètre différentiel enregistreur de d'Arsonval (1886) se compose essentiel- 

 lement de deux cloches métalliques légères suspendues à chaque extrémité d'un fléau 

 de balance équilibré. Chaque cloche plonge dans un réservoir plein d'eau, portant un 

 tube central qui dépasse le niveau de l'eau et qui, s'engageant sous la cloche correspon- 

 dante, la transforme en un petit gazomètre d'une mobilité extrême. 



L'intérieur de chaque cloche est mis en rapport avec les calorimètres correspon- 

 dants. Ou bien une des cloches est mise en communication avec un calorimètre, et l'autre 

 avec un flacon plein d'air qui subit les changements de température extérieure de même 

 que le calorimètre. 



Les réservoirs d'eau communiquent entre eux par un tube latéral qui identifie leurs 

 niveaux. Le fléau de la balance porte un levier terminé par une plume à encre don- 

 nant un tracé sur un cylindre vertical qui fait un tour en 24 heures. En faisant varier la 

 capacité des cloches, on peut obtenir telle sensibilité qu'on désire. On règle la longueur 

 du levier inscripteur, d'après l'amplification qu'on désire avoir. Les ordonnées des 

 courbes expriment des calories; les abscisses, des heures. 



i) Pour inscrire sous forme de courbe continue les indications du manomètre difîé- 

 rentiel à eau de son calorimètre, d'Arsonval a employé un dispositif analogue à celui 

 qu'a imaginé Marey pour son loch enregistreur. 



Les deux branches du manomètre, dont l'une est en relation avec l'enceinte annu- 

 laire du calorimètre, et l'autre avec un grand flacon à air (témoin), sont terminées cha- 

 cune par une capsule métallique que clùt une membrane de caoutchouc. Ces deux 

 membranes sont reliées entre elles par une traverse rigide qui fait mouvoir un levier, 

 dont la pointe trace une courbe sur le cylindre. 



5) Le calorimètre et le réservoir compensateur sont reliés à deux tubes manomé- 

 triques de même calibre, plongeant dans des vases placés sur les plateaux d'une 

 balance de Roberval. Les tubes sont indépendants de la balance, grâce à des supports 

 spéciaux. Le fléau porte un levier muni d'une plume qui inscrit son déplacement sur 

 un cylindre enregistreur. Si, avant l'expérience, on a inspiré le liquide jusque vers le 

 milieu des tubes, la balance inscrira la différence de hauteur dans les deux colonnes 

 manométriques. 



6) L'anémo-calorimètre a été transformé en calorigraphe (1894) par d'Arso.nval de 

 la façon suivante : le mouvement du moulinet, dont la vitesse varie avec le tirage, donc 

 avec la chaleur dégagée dans le calorimètre, est transmis à un compteur de tours, qu'on 

 embraye à volonté. Sur ce compteur se trouve un contact électrique. A chaque tour du 

 compteur, le courant est fermé quand l'aiguille passe au zéro. Le courant actionne un 

 électro-aimant qui fait monter d'un cran une plume imprégnée d'encre, et qui laisse 

 sa trace sur un cylindre enregistreur. On obtient ainsi une courbe qui totalise les 



