36 GRAPHIQUE (Méthode). 



révolutions de l'anémomètre, et dont l'inclinaison, variable sur la ligne du temps, donne 

 à chaque moment la vitesse du moulinet, donc la chaleur produite par le sujet dans le 

 calorimètre. Quand il y a eu 100 fermetures de courant, c'est-à-dire 100 lours de 

 l'anémomètre, la plume retombe brusquement au bas du cylindre, et l'ascension recom- 

 mence. (Dispositif de V anémomètre enregistreur de la maison Richard.) 



§11. — Enregistreurs des phénomènes électriques. 



I. Pour mesurer et pour enregistrer les variations électriques des tissus vivants, 

 les physiologistes ont employé deux sortes d'appareils : 1° ï électromètre capillaire de 

 LippMANN, et 2° le galvanomètre. 



Pour les usages ordinaires, et surtout quand il s'agit d'observer des phénomènes 

 lents, peu importe le type de l'instrument, pourvu que sa sensibilité puisse être faci- 

 lement déterminée et réglée. Pour les phénomènes rapides, le galvanomètre d'Ei^THO- 

 VEN est préférable à tout autre instrument, y compris Télectromètre capillaire de Lipp- 



MANN. 



A part ces deux méthodes directes d'enregistrement, que nous décrirons avec 

 quelques détails, on a employé aussi la méthode indirecte de Guillemin qui permet de 

 tracer point par point la forme de l'onde électrique. Cette méthode a été introduite en 

 physiologie par Bernstein, qui a étudié à l'aide de son rhéotome différentiel les varia- 

 tions négatives des nerfs et des muscles. Marey l'a employée aussi pour inscrire la 

 durée de la décharge électrique de la torpille, en se servant d'un muscle de grenouille 

 comme moyen de signaler l'existence de cette décharge, qu'il explorait à des instants 

 successifs, après l'excitation d'un nerf électrique de la torpille. Hermann a donné une 

 grande extension à cette méthode qu'il appelle rhéotachy graphie. 



II. Pour avoir d'une façon grossière l'inscription directe de l'intensité de la décharge 

 électrique de la toi'pille, Marey a modifié le signal de Deprez de la façon suivante : il a 

 mis entre l'armature et le fer doux de l'électro-aimant une pièce compressible, à élas- 

 ticité variable (un fil de caoutchouc), qui, s'écrasant en raison de l'intensité de l'attrac- 

 tion magnétique, permet au style inscripteur de faire des excursions d'une étendue 

 plus ou moins grande ; de sorte que l'intensité du courant qui traverse l'appareil se 

 trouve traduite par l'étendue des mouvements tracés par le style. Plus le fil de caout- 

 chouc est pressé et tendu, moins il est extensible, plus il offre donc de résistance au 

 rapprochement de l'armature de fer doux. Le signal électrique ainsi modifié a e'té appelé 

 par Marey rhéographe. 



III. L'enregistrement des indications données par félectromètre capillaire de Lipp- 

 MANN a été fait pour la première fois par Marey (1876). 



Avant de décrire le dispositif employé dans ce but par Marey, nous donnerons quel- 

 ques brèves indications sur ce précieux et ingénieux appareil. L'électromètre capillaire 

 de LipPMANN est basé sur la propriété qu'a l'électricité de modifier les phénomènes de 

 capillarité et de changer la hauteur à laquelle s'élève un liquide à l'intérieur d'un tube 

 capillaire. Le liquide, dans l'appareil de Lippmann, consiste en une petite colonne de 

 mercure qui se déplace dans un sens ou dans l'autre suivant l'augmentation ou la 

 diminution de la tension électrique à laquelle l'appareil est soumis. Le mercure est 

 placé dans un long tube de verre vertical terminé par une pointe effilée. Cette pointe 

 trempe dans un vase de verre contenant de l'eau acidulée et au fond duquel il y a une 

 goutte de mercure. Quand on met en communication le mercure du tube et la goutte 

 de mercure du vase avec une source d'électricité, le niveau auquel s'arrête le mercure 

 dans la pointe effilée change. Cette variation de niveau est observée à l'aide d'un micro- 

 scope à réticule. 



La mesure de la variation de potentiel électrique indiquée par le changement de niveau 

 du mercure est donnée par un manomètre indiquant la pression qu'il faut exercer sur 

 le mercure du tube effilé pour faire équilibre à la pression électrique, et par conséquent 

 pour ramener le niveau du mercure de la pointe au zéro. 



