GRAPHIQUE (Méthode). 39 



V électromètre qui a servi à l'inscription photographique (Fredericq) diffère un peu de 

 celui qui a servi aux observations microscopiques : 



Soit une plaque d'ébonite présentant une fenêtre transformée en cuve à face parallèle 

 par l'adjonction de glaces minces fixées aux deux faces de la plaque d'ébonite. La cuve 

 est remplie aux ti'ois quarts d'eau légèrement acidulée par l'acide sulfurique. Dans 

 cette eau plonge d'une part le capillaire de l'électromètre, et d'autre part, un tube faisant 

 office de seconde électrode. La courbure inférieure de ce tube contient du mercure. 



L'électromètre est introduit dans la lanterne à projection de Dubosgq, munie d'un 

 objectif, comme s'il s'agissait d'obtenir l'image d'une préparation microscopique. Le 

 capillaire est illuminé par la lumière électrique d'une lampe à arc. Pour empêcher 

 réchauffement des lentilles de l'appareil, la lumière traverse au préalable une solution 

 d'alun. La lanterne est placée devant une cloison percée à la hauteur du foyer électrique 

 et du capillaire de l'électromètre d'une fente rectangulaire horizontale qu'un écran 

 peut obstruer à volonté. 



L'image du tube capillaire est reçue sur un cylindre enregistreur de Ludwig recou- 

 vert de papier sensible, placé dans une caisse de bois noircie, placée elle aussi dans 

 une chambre noire photographique. La caisse placée devant la fente de la muraille 

 porte elle-même une seconde fente horizontale étroite que l'on peut rétrécir à volonté, 

 et qui permet à un fin liséré lumineux, découpé dans la partie axiale de l'image du 

 capillaire, de venir agir sur le papier sensible. La fente a 55 millimétrées de long; sa 

 largeur est inférieure à 1/4 de millimètre. Sur l'une des extrémités de la fente on pro- 

 jette l'image du tube capillaire. L'autre extrémité de la fente est réservée pour l'ins- 

 cription du temps. Une petite horloge à secondes est placée de telle façon que la lentille 

 du balancier à chaque excursion projette le bord de son ombre sur l'extrémité de la 

 fente. On a ainsi l'inscription des demi-secondes. L'espace libre de la partie moyenns 

 de la fente sert à prendre le tracé simultané, soit de la pulsation carotidienne, soit de 

 la pulsation ventriculaire. Le cylindre enregistreur s'arrête de lui-même, dès qu'il a 

 accompli une révolution complète. 



On obtient sur le papier un négatif, c'est-à-dire que le fond éclairé apparaît sombre; 

 les ombres laissent au contraire un trait éclairé. 



Martius (1884) I a observé les mouvements de la colonne mercurielle de l'électro- 

 mètre capillaire à l'aide de la méthode stroboscopique, et a constaté la parfaite, apério- 

 dicité de cet appareil pour 100 oscillations par seconde. 



Pour faire des observations stroboscopiques, on place devant la pointe capillaire un 

 petit carré de papier blanc (d'un cm. qu.) collé à l'extrémité du levier d'un signal électro- 

 magnétique (le signal de Pfeil, par exemple). Quand un interrupteur agit sur ce 

 signal, le petit carré de papier blanc, commençant à osciller, apparaîtra comme 

 une surface blanche fixe entourée d'une bordure grise. A travers cette bordure grise 

 supérieure ou inférieure on peut apercevoir le ménisque de la colonne mercurielle de 

 l'électromètre capillaire. Quand un même interrupteur agit sur l'électromètre capillaire 

 et sur le signal, le ménisque paraît immobile. Il n'en est plus de même quand le 

 nombre des oscillations de la colonne mercurielle et du petit carré blanc est différent, 

 étant provoquées par des interrupteurs différents. Le nombre des oscillations appa- 

 rentes du ménisque de la colonne mercurielle est égal à la différence des nombres 

 d'oscillations provoquées par les deux interrupteurs. 



Du Bois-Reymond (1897) a fait aussi d'importantes recherches au moyen de l'électro- 

 mètre capillaire ; pour obtenir des photogrammes, il projetait l'image du tube capil- 

 laire sur une plaque sensible, au moyen d'un miroir tournant. Cette méthode de 

 projection a été employée aussi par Bernstein et Tschermak (1902). 



ScHENCK (1896) a vu, contrairement à Marey et Fleischl, que les courants induits de 

 rupture et de fermeture ont un efl'et identique sur l'électromètre capillaire. 



Samojloff (1900) a vu que le courant induit de fermeture provoque une plus grande 

 oscillation de la colonne mercurielle que le courant d'ouverture. Si l'indication à la 

 rupture est moins forte, c'est que la durée du courant est trop petite pour que l'instru- 

 ment ait le temps d'atteindre son niveau, bien que le potentiel produit soit plus élevé. 



A propos de l'étude des courants induits à l'aide de l'électromètre capillaire, 

 Hermann a fait remarquer que les courbes données par Marey ont une durée d'un quart 



