GRAPHIQUE (Méthode). il 



tance dans une chambre obscure et tranquille, sert d'enregistreur. L'étalonnage de 

 l'enregistreur doit se faire sur une plus petite échelle que celui de l'indicateur. Un 

 rapport avantageux entre les deux échelles est de 1 à 10, c'est-à-dire qu'un millimètre 

 d'ordonnée sur l'enregistreur équivaudra au centimètre sur l'indicateur. Ce rapport 

 peut être obtenu approximativement en prenant une distance d'environ 30 centimètres 

 entre l'échelle et le galvanomètre inscripteur, et en « shiintant » celui-ci. 



La plaque sensible, placée dans un châssis photographi((ue suspendu par un fil à un 

 mouvement d'horlogerie, descend verticalemeut dans une boîte haute de 50 centimè- 

 tres. La paroi antérieure de cette boîte porte l'échelle et une fente horizontale d'une lar- 

 geur environ de 0,5 millimètre. Les déviations de l'image du miroir du galvanomètre 

 s'inscrivent latéralement sur la ligne de la fente horizontale. Une sonnerie électri- 

 que sert d'avertisseur quand la plaque a complété sa descente. Un chronographe et un 

 signal avertisseur du début et de la fin d'une excitation peuvent s'adapter à l'ap- 

 pareil. 



Le maximum de la vitesse de la plaque est de 5 millimètres par seconde; d'ordi- 

 naire, une vitesse de 2,5 millimètres par minute est suffisante, vu la lenteur des oscilla- 

 tions du galvanomètre qui ne permet pas d'enregistrer des phénomènes très rapides, 

 comme par exemple le temps perdu de la variation d'un courant musculaire. Le galva- 

 nomètre ne se prête qu'à l'enregistrement des phénomènes relativement prolongés ou 

 répétés à intervalles réguliers. 



Les dimensions de la plaque sensible étant d'ordinaire de 9x12 centimètres, on 

 peut inscrire facilement une série de déviations dont l'amplitude varie entre 1 et 5 cen- 

 timètres, sur 10 centimètres de longueur au moins ; ce qui donne pour les vitesses pré- 

 citées de déplacements de la plaque, une durée d'expérience de 40 minutes et de 40 se- 

 condes. 



On peut avoir, simultanément, l'enregistrement des réactions électriques du muscle 

 et la série correspondante des contractions musculaires. A cet effet, Waller adapte à 

 l'appareil précédent un chariot portant une plaque enfumée et rattachée au châssis 

 suspendu qui contient la plaque sensible. Le fil suspenseur de celui-ci passe autour de 

 l'axe du moteur et de deux petites poulies, pour être rattaché au chariot de la plaque 

 enfumée, lequel est alors animé d'un mouvement horizontal correspondant au mou- 

 vement vertical de la plaque sensible. Sur la plaque enfumée s'inscrivent, à l'aide 

 d'un myographe ordinaire, les contractions musculaires, tandis qu'on enregistre sur 

 la plaque sensible les indications du galvanomètre qui peuvent représenter, soit des 

 variations électriques du muscle et du nerf, soit des variations d'échauffement du 

 muscle. 



Les déviations d'un galvanomètre n'ont de valeur que si l'on tient compte de la 

 sensibilité de l'instrument et de la résistance ou de la conductibilité du circuit dans 

 lequel est placé l'objet en expérience. Le moyen le plus expéditif pour obtenir cette 

 donnée essentielle est d'observer ou d'enregistrer une déviation étalon provoquée par un 

 voltage connu lancé dans le circuit. 



Au cours d'expériences préliminaires, on prend connaissance des déviations qui se 

 présentent, et on règle en conséquence le galvanomètre, afin de maintenir ces dévia- 

 tions dans les limites de l'échelle. Ce réglage se fait au moyen d'un « shunt » variable 

 permettant de soustraire au circuit du galvanomètre une fraction appropriée d'un cou- 

 rant total. L'enseml)le des appareils qui servent à fournir les déviations étalons et à 

 contre-balancer et à mesurer les courants propres ou accidentels de l'objet en expérience 

 s'appelle compensaleur . 



Le compensateur, sous sa forme la plus simple, et bien suffisamment exacte pour 

 tout usage ordinaire, se compose d'un élément Leclanchk relié à deux résistances varia- 

 bles r et R qui fonctionnent comme numérateur r et dénominateur r + R d'une fraction 

 déterminée de volt. 



Mettons, par exemple, que l'élément a 1,4 volt, et que la résistance du dénomina- 

 teur R soit égale à 14 000 ohms, la résistance r du numérateur, comptée en ohms, 

 donnera aux deux points, positif et négatif, un voltage compté en dix-millièmes. Ainsi 

 r = 10 donnera un voltage égal à 0,001 volt; r =:100 donnera 0,01 volt. 



II est évident que cette méthode n'est qu'approximative. Un élément Leclanché n'a 



