42 



GRAPHIQUE (Méthode). 



pas exactement 1,4 volt; la fraction de voltage n'est pas —, mais -jr— — ; la résistance 

 ' H H -{- V 



intérieure de l'élément n'est pas comptée. L'approximation peut pourtant être consi- 

 dérée comme suffisante. En pratique courante, il est fort avantageux d'avoir un com- 

 pensateur-étalon fournissant 0,01,0,001 et 0,0001, indépendant du compensateur pro- 

 prement dit. 



Dans l'ensemble du dispositif employé par Waller, nous devons encore citer la 

 bobine d'induction de Du Bois-Reymond, qui sert à exciter l'objet en expérience, muscle, 

 nerf, ou autre. Cette bobine est désignée sous le nom cV excitateur. 



Pour l'usage habituel du galvanomètre, il est essentiel que le circuit soit établi 



VOLT 

 0*0S5 - 



O OIO - 



0005 - 



1=5 



(i<xc 



&XC 



&OCC 



C<cc 



S<i:c 



FiG. 19. — Variations uégatives du imisclo excité cinq fois par des excitations tétanisantes d'une minute 



de durée (Waller). 



d'avance d'après un plan déterminé permettant une vérification rapide des directions 

 d'excitation et de réaction. Cette condition essentielle, Waller l'effectue le plus simple- 

 ment au moyen d'un clavier à plusieurs paires de bornes auxquelles sont rattachées les 

 parties constitutives du circuit normal. Chaque partie de ce circuit est contrôlée par une 

 fiche, bouchant ou débouchant l'intervalle entre la paire de bornes appropriées. Deux 

 commutateurs, l'un dans le circuit excitateur, l'autre dans le circuit compensateur, sont 

 disposés de façon à diriger le courant compensateur dans le sens voulu. Une simple 

 clef interruptrice est disposée dans le circuit principal du compensateur. 



Parmi les galvanomètres, celui qui correspond le mieux aux besoins de l'électrophy- 



3 sec. 



FiG. 20. — Klectrocardiogramme inscrit au moyen du galvanomètre d'EiNTHOVEN. 



siologie, c'est le galvanomètre d'EiNTHOVEN (1903) : le galvanomètre à corde. Cet appareil 

 se compose d'un fil de|quartz, argenté, tendu entre deux bornes, dans un champ élec- 

 tro-magnétique trèsjpuissant (25000 unités C.-G.-S., et même davantage). Un courant 

 très faible fait dévierTce fil; il tend à s'échapper du champ magnétique en se mouvant 

 normalement aux lignes|de forces parcourant ce champ. La déviation est plus ou moins 

 considérable suivant la tension du fil ; celle-ci est variable au moyen d'un e vis micro- 

 métrique avec indicateur et cadran. Les mouvements du fil sont amplifiés (multiplica- 

 tion de 6 à 700 diamètres) par^un microscope à projection. On obtient sur l'écran un 

 disque lumineux traversé par une ligne noire qui est l'image du fil se mouvant, soit sur 



