GRAPHIQUE (Méthode). 43 



une échelle horizontale, soit sur une fente horizontale (dans nue chambre noire) derrière 

 laquelle se meut mie plaque photographique. 



Un deuxième microscope sert à condenser la lumière sur le fil; les objectifs des deux 

 microscopes traversent les deux électro-aimants. 



La partie essentielle de ce galvanomètre, c'est sa partie mouvante, l'équipage, qui 

 est réduit à un seul fil, dont la longueur est de 15 centimètres, et le poids d'une petite 

 fraction de milligramme. La rapidité de ses oscillations est supérieure à celles de 

 l'électromètre de Lippmaax. Sa sensibilité est très grande. Elle est de 1 x lO"*- ampères. 



Sur la même plaque sur laquelle on photographie l'image grossie du fil du galva- 

 nomètre, on photographie aussi, simultanément, d'après la méthode de Garten, la pro- 

 jection d'un système de coordonnées. L'axe des abscisses est donné par une plaque 

 portant des divisions millimétriques; les ordonnées par un disque tournant portant des 

 raies; le disque, tournant uniformément, intercepte la lumière venant de la fente. 



XI 

 Balances enregistrantes. 



Tous les appareils inscripteurs des changements de poids se mettent spontanément 

 en équilibre avec le poids du corps en expérience. Tantôt cet équilibre est obtenu par 

 l'immersion plus ou moins prononcée d'un flotteur qui sert de contrepoids; tantôt par 

 le simple changement d'inclinaison de la balance; tantôt enfin par la tension variable 

 d'un ressort analogue à celui d'un peson. 



1) On peut avoir une balance enregistrante en prenant une balance de Roberval 

 et en inscrivant à l'aide d'un dispositif très simple les mouvements d'un de ses plateaux. 

 C'est ainsi qu'est formée la balance enregistrante construite par Richard. 



2) L'appareil enregistreur des variations du poids de Salleron est une balance dont 

 la dénivellation des plateaux est proportionnelle à l'inégalité des poids. Cette dénivel- 

 lation amplifiée s'inscrit sur un cylindre enregistreur. 



3) 11 y a des balances dont le tléau porte une longue tige avec une plume inscrivante. 

 Celle-ci inscrit, à l'aide d'une plume à encre, les inclinaisons du fléau, très amplifiées, 

 sur un cylindre enregistreur placé horizontalement à la base de la colonne support. 



Ch. RicHET (1886) a fait construire, pour les besoins de la physiologie, une telle 

 balance qui donne 1 millimètre d'amplitude du tracé pour une variation de 8 centi- 

 grammes environ. La force de cette balance est de 10 kilogrammes. 



4) La balance enretjhtrante des sinus de Ru.xo (1885) est formée de la façon suivante : 

 Sur un axe se trouvent fixés un levier et deux roues. Le corps dont on veut étudier 



les variations de poids est attaché aux roues par deux fils. Le levier, qui se trouve placé 

 sur l'axe à égale distance entre les deux roues, présente deux bras. A l'extrémité 

 d'un des deux bras est accroché un poids et le système enregistreur; à l'extrémité de 

 l'autre bras se trouve fixe uu contrepoids qui n'équilibre pas complètement le poids 

 suspendu à l'autre bras. 



En désignant par r le rayon des roues; par e la distance qui sépare l'axe du mouve- 

 ment du levier du point auquel se trouve attaché le poids et le dispositif inscripteur; 

 par G le poids dont on étudie les variations, et par/v le poids suspendu au bras inscrip- 

 teur du levier, on aura la relation suivante : 



K e = G r ou 



cette relation est nécessaire à l'équilibre du système. Or, comme r et K sont constantes, 

 il résulte que e est proportionnel à G. 



Donc, pour connaître G, il faut connaître e. En enregistrant îles variations de la 

 distance qui sépare l'attache du poids placé à l'extrémité du bras de levier de l'axe 

 du mouvement du levier, c'est-à-dire le sinus de l'angle d'inclinaison du levier, on 



