GRAPHIQUE (Méthode). 47 



direct. D'autres roues dentées transmettent ce mouvennent longitudinal de l'arc du 

 périmètre à une tige métallique qui porte le ci'ayon enregistreur. Cette tige se trouve 

 dans le même plan que l'arc et suit ce dernier dans tous les méridiens du champ visuel. 

 Le schéma périmétrique, sur lequel le crayon trace ses mouvements, est suspendu en 

 face de l'appareil. 



L'appareil de Macdonald Hardy (1882) ressemble à l'appareil de Stevens. Dans cet 

 appareil, le porte-objet se meuL le long de l'arc moyennant une corde sans fin qui va 

 s'enrouler sur une poulie située près de l'axe de rotation du périmètre. Quand on fait 

 tourner la poulie, celle-ci transmet le mouvement au porte-objet, à l'aide de la corde 

 sans lin ; et au crayon, à l'aide de roues dentées dans lesquelles elle s'engrène. Le crayon 

 suit ainsi le périmètre dans les divers méridiens. 



Le périmétrographe de Blix (1882) est fixé au dos d'une chaise bien solide, sur 

 laquelle est assis le patient, de sorte que toutes les parties de l'instrument, excepté 

 le point de mire direct et le porte-objet suspendu devant l'œil à examiner, se trouvent 

 derrière le patient. Le malade appuie la nuque sur un coussinet maintenu en suspen- 

 sion par un axe horizontal qui doit se trouver sur le prolougement postérieur de la ligne 

 visuelle de l'œil, et constitue, par conséquent, l'axe de l'instrument entier. Il n'y 

 a point d'arc périmétrique. Il est remplacé par deux tiges métalliques placées chacune 

 à angle droit, et articulées entre elles à l'un de leurs bouts. Le premier de ces deux 

 bras, qui est le plus robuste, s'élève vertical derrière la tête du malade, puis, en se 

 pliant à angle droit, il passe au-dessus de lui, pour se diriger horizontalement en 

 avant, où il s'articule avec le second bras. Ce dernier continue d'abord la direction 

 horizontale du précédent., puis se plie à angle droit en bas, et porte à son bout l'objet 

 de mire situé à la hauteur de la ligne visuelle et de l'axe de l'instrument. Le premier 

 bras peut tourner dans un plan vertical autour de l'axe qui soutient le coussinet; il 

 représente l'arc périmétrique et en effectue le mouvement. Le second bras tourne 

 dans un plan horizontal autour d'un axe vertical fixé à l'extrémité antérieure de l'autre 

 bras, et représente, avec ses mouvements, le porte-objet des périmètres habituels. 



L'appareil enregistreur consiste en un crayon qui peut se déplacer longitudinale- 

 ment le long de la partie verticale du premier bras. Ce mouvement lui est communiqué, 

 à l'aide d'une corde sans lin, par Ja rotation du premier bras autour du premier. Le 

 crayon suit en même temps, nécessairement, le premier bras dans tous les méridiens 

 du champ visuel que ce bras traverse. De cette façon, le crayon reçoit les mouvements 

 des périmètres, et sa position, résultant de la combinaison de ces deux mouvements, 

 s'inscrit sur des schémas imprimés. 



Dans l'appareil d'ALBERToiTi (1882), on fait mouvoir l'objet présenté à l'observation 

 indirecte, non dans la direction des méridiens du champ visuel, mais circulairement 

 autour du point de mire. 



L'appareil d'ALBEUTOTti est très simple : il se compose d'un disque de bois fixé 

 à l'extrémité post('rieure de l'axe du périmètre de Fœrster; il tourne avec le périmètre, 

 et l'on y fixe le schéma, qu'on a soin de bien centrer. Tandis que le disque tourne, on 

 tient devant lui, avec la main, une pointe de crayon appuyée contre une petite patte 

 horizontale. Le schéma imprimé doit être fixé à l'envers sur le disque de bois, pour 

 obtenir un tracé à l'endroit (on ne peut pas voir le tracé pendant l'examen). 



Le périmètre enregistreur de Mayerhausen (1884) ressemble en partie à l'appareil 

 de Blix, attendu que les deux mouvements principaux du périmètre sont effectués par 

 deux bras métalliques articulés entre eux à un bout; seulement les deux bras ne 

 sont plus à angle droit, mais courbés en arc de cercle de 90" d'ouverture. Le premier 

 arc, qui est le [dus fort à l'extérieur, n'est guère autre chose que l'arc périmétrique 

 ordinaire; à sou extrémité mobile, il porte l'articulation qui l'unit avec le second bras. 

 Mayerhausen a reproduit en cela exactement la disposition du périmètre de Stilling ; 

 mais ce dernier avait placé au point d'articulation des deux arcs un cadran gradué 

 pour lire la position du porte-objet le long d'un méridien déterminé. Dans l'instrument 

 de Meyerhausen, se trouve placé dans ce même point tout le mécanisme enregistreur, 

 qui, dans tous les autres périmètres, est situé à l'extrémité postérieure de l'axe hori- 

 zontal de l'instrument. 



L'observateur, à l'aide d'une manivelle, fait tourner les deux arcs comme dans les 



