58 GRAPHIQUE (Méthode). 



secousses. En procédant ainsi, Harkis a trouvé que la membrane du tambour fait, en 

 moyenne, 36 oscillations par seconde. I/amplitude de ces oscillations varie avec l'inten- 

 sité de la secousse; leur durée est de 25 secondes environ. 



Haycraft (1891) a étudié avec soin les oscillations propres de la membrane du tam- 

 bour enregistreur. 



Délabre (1902) a fait le contrôle des tambours à air de Marey à l'aide de la 

 méthode de Do.xders. 11 a trouvé que les tambours enregistrent fidèlement les mouve- 

 ments qu'on leur imprime. Nous renvoyons au travail de cet auteur pour la description 

 de la construction de la came. 



V. Frey (1892) a enregistré directement les battements du cœur à l'aide d'un léger 

 levier; en même temps, il enregistrait ces mêmes mouvements indirectement à l'aide 

 de la transmission à air. Dans ces conditions, il a trouvé que les courbes enregistrées 

 par le tambour à air ne ressemblaient pas à celles qu'on enregistre directement; les 

 courbes inscrites par le levier du tambour étaient déformées par la présence des oscilla- 

 tions propres, 'et ces oscillations étaient moins visibles dans les parties basses de la courbe. 

 Quand les battements du cœur étaient lents, les courbes enregistrées par le tambour 

 air étaient fidèles. 



HuRTHLE (1893) a fait une étude détaillée et systématique de la transmission à air, 

 en employant une méthode analogue à celle de Donders et de Langendorff. Le tambour 

 enregistreur qu'il voulait étudier était mis en communication avec un tambour dont 

 le levier enregistreur était prolongé des deux côtés de son axe de mouvement. Un des 

 bras de ce levier était mis en mouvement à l'aide de la main; l'autre bras du levier 

 enregistrait les mouvements sur un cylindre enregistreur. Sur ce même cylindre, le 

 tambour étudié traçait les impulsions imprimées au levier du premier tambour. On 

 imprimait au levier du tambour transmetteur des impulsions brusques analogues aux 

 mouvements du cœur. Hurthle a étudié à l'aide de cette méthode les tambours de 

 Marey, Grunmach et Knoll. U a vu que ces trois tambours reproduisent fidèlement l'im- 

 pulsion donnée dans certaines limites de vitesse. Ces limites sont plus restreintes pour 

 le tambour de Grunmach que pour les deux autres. Quand l'impulsion est très rapide, le 

 tambour de Marey même, qui est le plus parfait des trois, présente une petite modifica- 

 tion de la forme du mouvement tTansmis. Au début de la courbe, on observe un petit 

 crochet, et, après la fln, quelques oscillations secondaiiT,s qui n'existent pas sur le tracé 

 direct du mouvement. Ces légères modifications prouvent que dans le cas des mouve- 

 ments rapides l'inertie des dilférentes pièces qui constituent le tambour devient sensible. 



Hurthle n'a pas cherché à faire disparaître les oscillations propres du tambour, qui 

 apparaissent dans le cas des mouvements rapides, en faisant, comme Donders, frotter 

 la plume sur la surface enregistrante. Au contraire, pour éviter le plus possible le frot- 

 tement, il ne prenait que des tracés extrêmement lins, à peine visibles. 



Dans ces conditions il a vu que les tracés des mouvements rapides, obtenus avec le 

 tambour de Grunmach, diffèrent beaucoup des tracés directs des mouvements, à cause 

 des nombreuses et grandes oscillations propres de l'appareil. 



En pesant les leviers enregistreurs des trois tambours examinés, Hurthle a trouvé les 

 chiffres suivants : le levier du tambour de Grunmach pesait 4 grammes, celui du tambour 

 de Marey 1 gr. GO, et celui du tambour de Knoll 1 gr. lo. Le levier du tambour de Knoll 

 étant le plus léger, on aurait pu penser que ce tambour est supérieur au tambour de 

 Marey. Mais nous savons que le poids brut d'un levier ne suffit pas pour décider de ses 

 qualités ; il faut surtout tenir compte, au point de vue de l'inertie, du mode de réparti- 

 tion de la masse le long du levier. Or cette répartition est meilleure dans le levier du 

 tambour de Marey. Dans ce tambour, les parties du levier qui présentent les mouvements 

 les plus grands sont plus légères que dans le levier du tambour de Knoll. 



En laissant tomber un poids connu (0 gr. 2 par exemple) d'une hauteur connue 

 (5 millimètres) sur la membrane d'un tambour explorateur, HûrthiÎe a mesuré la sen- 

 sibilité des tambours; la courbe enregistrée parle tambour inscripteur est d'autant plus 

 grande que le tambour est plus sensible. 



En plaçant sur la membrane d'un tambour des leviers de poids variables, Hurthle a 

 vu que les leviers légers reproduisent plus fidèlement le mouvement type; il a vu aussi 

 que la plus grande partie du poids du levier doit être concentrée autour de l'axe du 



