60 GRAPHIQUE (Méthode). 



Influence des divers états de la membrane {tension, épaisseur et surface). — a) La ten- 

 sion. La forme des mouvements complexes n'est pas fidèlement reproduite par des tam- 

 bours recouverts de membranes non tendues. Un tambour à levier, recouvert d'une mem- 

 brane suffisamment tendue, peut inscrire les mouvements les plus complexes avec leur 

 forme exacte, aussi bien à grande qu'à faible fréquence. 11 se passe, dans ce cas, un 

 phénomène analogue à celui qui se passe pour les vibrations acoustiques : on sait, en 

 effet, que la période propre d'un corps doit être au moins cinquante fois plus courte 

 que celle du son qui agit sur lui pour qu'il puisse se mettre à l'unisson. Or les mem- 

 branes des tambours tendus ont une période propre d'oscillation plus courte que celles 

 des membranes non tendues: c'est pour cela qu'elles sont plus aptes à suivre les vibra- 

 tions qui leur sont communiquées. La tension de la membrane est d'autant plus néces- 

 saire que la surface du tambour est plus grande. 



b) La surface. A égalité de tous les autres éléments du tambour à levier, l'amplitude 

 des tracés est proportionnelle, jusqu'à un certain point, à la surface du tambour. Cela 

 a lieu toutes les fois que le volume du tambour lui-même est une fraction négligeable 

 du volume total du système. Si au contraire cette fraction est grande, la proportionna- 

 lité cesse d'avoir lieu, et la plus grande amplitude est donnée par un tambour de dia- 

 mètre moyen (45 millimètres de diamètre), parce que, dans ce cas, le produit de la sur- 

 face par la pression atteint la plus grande valeur. Quant à la forme du mouvement, elle 

 est reproduite aussi bien par les grands tambours (de 65 millimètres de diamètre) que 

 par les petits (de 25 millimètres de diamètre). 



c) L'épaisseur de la membrane n'a d'influence que sur la hauteur des tracés qui 

 diminue au fur et à mesure que cette épaisseur augmente. 



L'influence du disque qui repose sur la membrane se fait sentir de la façon suivante : 

 en immobilisant une surface de la membrane d'autant plus grande que son diamètre 

 est plus grand, on diminue l'amplitude des tracés. Donc l'amplitude des tracés 'décroît 

 quand le disque augmente. 



Influence du levier inscripteur. — a) La longueur du levier, pour une amplification 

 donnée, n'a aucune influence dans l'inscription des mouvements, quelles que soient 

 leur forme et leur rapidité. 



b) Le poids du levier intervient, s'il dépasse certaines limites. Il faut des poids assez 

 grands (5 ou 10 grammes) pour que les mouvements rapides soient altérés dans leur 

 forme. 



c) L'amplification a une ti-ès grande importance sur l'inscription des mouvements. 

 Une amplification de 20 altère considérablement la forme des mouvements inscrits. 



La vitesse du levier, qui croît nécessairement avec l'amplification, n'est pas la cause 

 unique delà déformation des mouvements rapides; car, en ramenant les tracés à la 

 même hauteur, pour des amplifications petites ou grandes, la forme du mouvement est 

 toujours très altérée pour de grandes amplifications. 



L'amplification de 10 peut être considérée comme maximum, quand le tambour à 

 levier doit enregistrer des mouvements de forme complexe et dont la fréquence ne 

 dépasse pas le chiffre de 180 par minute. Quand le mouvement est plus rapide, celte 

 amplification ne convient plus et il faut la réduire si l'on veut obtenir des tracés fidèles. 

 Un tambour à levier peut enregistrer un mouvement très complexe et très rapide (360 

 par minute) si l'amplification de son levier est égale à 5. 



d) Les articulations du levier doivent être des plus justes, afin qu'il n'y ait ni jeu ni 

 frottements nuisibles. L'axe de rotation doit être sur pointes, afin que la surface de 

 frottement soit réduite au minimum. Pour attacher le levier à la membrane, on peut 

 employer une pièce en acier très légère, en forme de 8, dont les deux boucles sont 

 ouvertes. L'élasticité des branches de cette pièce assure un appui constant aussi bien 

 sur le levier que sur le disque, sans détruire la mobilité nécessaire entre ces deux 

 organes. Ce dispositif remplace avantageusement les articulations à goupille, dont le 

 réglage est très difficile. 



Amplitudes minima et maxima des mouvements qidpeuvent être fulclement inscrits par le 

 tambour à levier. — En évaluant en millimètres d'eau la valeur absolue des pressions 

 provoquées par les mouvements qu'on veut enregistrer, on trouve le minimum 1, et le 

 maximum 220. Ce qui prouve que le tambour à levier peut répondre aussi bien aux 



