GRAPHIQUE (Méthode). 63 



C'est à l'origine de la partie termiQale, et très près de la brisure, que le palpeur se 

 détache sensiblement à angle droit et descend en décrivant une courbe dont la concavité 

 est tournée du côté de l'origine du levier. De sorte que, par sa pointe dirigoe en arrière, 

 le palpeur frottera contre une surface courbe fixée à la caisse du tambour à levier. C'est 

 la courbure de cette surface qui, en agissant sur le palpeur, modifiera les mouvements 

 de l'extrémité du levier et les rendra dissemblables à ceux de la base. 



Si cette surface courbe présente une convexité prononcée, le palpeur, en s'élevant 

 par suite du mouvement que la base lui commande, sera dévié par cette convexité qui 

 lui fera exécuter un mouvement de bascule autour de la brisure; la partie terminale 

 du levier fera donc un angle avec la base, et la pointe inscrivante s'élèvera plus haut que 

 si les deux parties du levier étaient restées sur le prolongement l'une de l'autre. Inver- 

 sement, si une concavité se trouvait dans la courbure que le palpeur doit suivre, celui-ci 

 tombant au fond de cette concavité, il s'ensuivrait que la brisure deviendrait convexe 

 par en haut, et que la pointe écrivante s'élèverait moins que si elle eût été solidaire de 

 la base du levier. 



On peut donc, en calculant d'avance la courbure rectificatrice, modifier à son gré 

 les mouvements de l'extrémité par rapport à ceux de la base, et principalement cor- 

 riger les défauts de sensibilité de la membrane. Mais il est beaucoup plus facile de 

 construire expérimentalement la courbe correctrice des indications du levier. Voici, 

 d'après Marev, comment on procède : 



Le défaut de la membrane étant de prendre une force élastique de plus en plus grande 

 à mesure qu'elle est plus distendue, les indications seront trop faibles pour les pressions 

 fortes; il faut les amplifier. Admettons que l'appareil doive inscrire des pressions cor- 

 respondant à 4 centimètres de mercure; il faut que le levier ait parcouru un espace 

 quatre fois plus grand pour 4 centimètres de pression que pour 1 centimètre de pres- 

 sion. Or, avec les leviers ordinaires, on a des élévations de 1 à 2 à 3 à 4 centimètres par 

 degrés inégaux. 



Pour donner à l'échelle de l'instrument des croissances régulières (a, b, c, d) portons 

 l'extrémité inscrivante du levier au point (d) et maintenons cette pointe dans cette posi- 

 tion; en même temps que nous élevons la pression à 4 centimètres dans le tambour. 

 Tous les organes de l'appareil, y compris la pointe du palpeur, sont dans la position où 

 ils doivent se trouver quand les indications seront corrigées. Si nous notons, à ce mo- 

 ment, la position de la pointe du palpeur, nous obtiendrons un point de la courbe rec- 

 tificatrice, le 4" point. Abaissons la pression à 3 centimètres, et plaçons la pointe à la 

 position qui correspond au 3® degré de son ordonnée (en c), le palpeur prendra néces- 

 sairement la position qu'il devra avoir pour corriger les indications de l'appareil, 

 et cette position fournira le 3" point de la courbe. On procède de même pour les autres 

 points afin d'avoir la courbe correctrice qui permet d'avoir des parcours du levier 

 égaux pour des pressions égales. 



IV 

 CONTROLE DE QUELQUES APPAREILS EMPLOYÉS EN PHYSIOLOGIE. 



1. Manomètre à mercure. 



Dans les recherches de critique et de contrôle, le manomètre à mercure a été le 

 premier appareil étudié par les expérimentateurs. 



Cet appareil présente une cause d'erreur qui frappe dès le premier abord : sa partie 

 essentielle, la partie mobile dont on enregistre les mouvements, consiste en une considé- 

 rable quantité de mercure qui, de par sa masse, présente une grande inertie. 



On conçoit facilement, en dehors de toute expérience, que la grande masse inerte 

 qu'est la colonne mercurielle ne peut pas répondre immédiatement à une impulsion 

 reçue, et, que, si cette impulsion représente une variation rapide de pression, elle n'en 

 peut pas reproduire fidèlement la forme. De plus, quand la colonne mercurielle est en 

 mouvement, elle va toujours au delà des limites extrêmes do la variation de pression 

 étudiée. Aussi la forme des tracés obtenus avec le manomètre enregistreur à mercure 



