GRAPHIQUE (Méthode). 67 



La méthode généralement employée a été la suivante : Des mouvements ondula- 

 toires de forme connue étaient provoqués dans des tubes élastiques. Les matériaux 

 qui constituaient les tubes elles conditions expérimentales n'étant pas les mêmes chez 

 les différents expérimentateurs, les résultats obtenus par eux sont dissemblables. 



Certains expérimentateurs, comme Edgren, Martius, Hlrthle, etc., ont comparé 

 entre eux deux appareils qui enregistrent un mouvement de forme inconnue. Le plus 

 souvent le sphygmographe de Marey a été pris comme type de comparaison. 



Buisson a voulu déterminer la part qui revient à l'inertie du levier dans les tracés 

 donnés par le sphygmographe de Marey. Pour cela, il a mis des cales sous le levier 

 inscripteur jusqu'à ce qu'il ne trace que le sommet des courbes du pouls. Il a vu que 

 le levier s'arrête toujours à la même hauteur, quelle que soit la grandeur de la course 

 qu'il fait. 



KoscHLAKOFF, pour étudicr les sphygmographes, a employé d'abord le dispositif sui- 

 vant : un vase rempli d'eau, placé à une certaine hauteur, se continuait par un tube 

 de verre muni d'un robinet à son extrémité inférieure; de ce robinet partait un tube de 

 caoutchouc placé horizontalement et sur lequel on adaptait le sphygmographe. Les 

 ondes liquides étaient produites par l'ouverture et la fermeture du robinet. 



Plus lard, Kosghlakoff a employé une seringue et un tube muni de soupapes, imi- 

 tant le cœur avec ses valves. Les résultats obtenus lui ont permis de conclure que le 

 sphygmographe de Marey peut enregistrer des variations brusques de pression sans 

 altérer leur forme. 



Magh (1863), à l'aide de calculs mathématiques, que nous ne pouvons pas exposer ici, 

 et en se basant sur les considérations de Seebeck, est arrivé aux conclusions suivantes 

 en ce qui concerne le sphygmographe : 1° la résistance de l'appareil aux variations de 

 pression qui se passent dans l'artère doit être grande; 'i" les déplacements de la partie 

 mobile de l'appareil doivent être petits. 



Par ses études théoriques et expérimentales, Mach a démontré la supériorité du res- 

 sort sur le poids dans les appareils destinés à inscrire des variations brusques de 

 pression. 



Dans ses études expe'rimentales, Mach faisait inscrire par un sphygmographe de Marey 

 la forme de l'onde liquide engendrée dans un tube en caoutchouc à l'aide d'une pompe. 

 Ces expériences ont montré que le sphygmographe de Marey est exempt de vibrations 

 propres. 



Rive (1866) a étudié la force élastique et la période propre du ressort du sphygmo- 

 graphe. En soumettant ce ressort à des pressions régulières croissantes, Rive a trouvé 

 que la flexion est proportionnelle à la charge, quelle que soit la longueur du ressort. 



Grashey (1881) a fait des recherches minutieuses sur le sphygmographe de Marey. Il 

 a étudié les oscillations du style inscripteur libre ou chargé de la plume; les oscilla- 

 tions secondaires de la lame élastique et les conditions dans lesquelles elles appa- 

 raissent. Il est arrivé à considérer comme un tout le style et les parties sous-jacentes. 

 Il a vu que les oscillations de la paroi élastique sur laquelle est posé le sphygmo- 

 graphe sont ralenties par lui, et que le sphygmographe enregistre fidèlement des oscil- 

 lations lentes; mais qu'il augmente l'amplitude des oscillations rapides, quand celles-ci 

 dépassent une certaine limite. 



Charry (1883) a fait des recherches sur le rapport qui existe entre la pression qui 

 s'exerce à l'intérieur du tube et la pression exercée parla pelote d'un sphygmographe; 

 à l'aide de calculs trop compliqués pour être exposés ici, il est arrivé à établir plusieurs 

 formules. 



HooRWEG (1890) a contrôlé les résultats de Charby et a recherché les causes qui font 

 que les résultats des expériences ne s'accordent pas tout à fait avec les calculs 

 théoriques. Hoorweg a trouvé que tout le système, pelote, levier et plume, agit comme 

 un pendule, et que les vibrations de l'appareil s'ajoutent aux oscillations du sang; mais 

 ces oscillations pendulaires n'ont presque aucune influence quand elles sont petites. En 

 tout cas, il est utile de déterminer pour chaque appareil ses oscillations propres. 



Batke(1901), pour faire l'étude comparative des sphygmographes de Marey et Jaquet, 

 s'est servi d'un dispositif expérimental qui lui permettait de communiquer à ces appa- 

 reils un mouvement de forme connue, donné par une came, et dont la rapidité pouvait 



