68 GRAPHIQUE (Méthode). 



être plus ou moins grande. Le bouton du sphygmographe, dans ces expériences, repo- 

 sait sur un corps rigide. De cette étude l'auteur conclut que le sphygmographe de 

 Jaquet présente des vibrations propres qui altèrent la forme du mouvement, quand la 

 fréquence dépasse certaines limites; défaut qu'il n'a pas trouvé dans le sphygmo- 

 graphe de Marey. 



Jaquet (1902), répétant les expériences de Bâtke au moyen de la même méthode, a 

 montré que la critique de cet auteur s'appliquait au sphygmographe de Dudgeon, et non 

 pas au sien, qui serait exempt de vibrations propres, même pour des fréquences assez 

 grandes (150 mouvements par minute). 



Pour démontrer que la fidélité' d'un appareil enregistreur quelconque, et particuliè- 

 rement d'un sphygmographe, doit être jugée d'après la valeur de l'accélération 

 qu'elle peut inscrire sans altération, v. Frey a développé une série de déductions ma- 

 thématiques qui nous ne pouvons pas exposer ici. 



Weiss (1897) a fait l'étude comparative de huit sphygmographes et a constaté que le 

 sphygmographe de Marey est le plus parfait de tous. Les pulsations enregistrées étaient 

 celles d'un tube plein de liquide; les ondes étaient obtenues à l'aide d'un moteur élec- 

 trique. 



Athanasiu (1904), pour faire l'étude dynamique des sphygmographes, a employé un 

 dispositif expérimental qui lui permettait de réaliser les conditions suivantes : 



1° Posséder un mouvement de forme connue; 



2" Avoir la possibilité de changer la rapidité de ce mouvement entre certaines limites; 



3° Communiquer le mouvement au bouton du sphygmographe au moyen d'un corps 

 élastique. 



Le dispositif expérimental se compose essentiellement d'une came qui com- 

 munique ses mouvements, par l'intermédiaire d'un levier rigide, au piston d'une pompe. 

 La came est mise en mouvement par un moteur électrique. La pompe est en relation 

 avec un tube de caoutchouc à parois assez épaisses. La pompe et le tube sont remplis 

 d*eau, et le bout libre du tube est fermé au moyen d'une pince. Ce tube est maintenu sur 

 un plan rigide, et le bouton du sphygmographe est appliqué assez près du bout libre. La 

 forme de l'onde que l'appareil doit inscrire est celle du profil de la came. 



Les appareils étudiés ont été' les suivants : les sphygmographes de Marey (à couteau 

 et à galet), de Ludwig, de v. Frey, de Dudgeon, de HCrthle et de Jaquet. 



Athanasiu est arrivé à la conclusion que le défaut principal des sphygmographes à 

 ressort réside dans l'amplification excessive de leurs leviers. 



Si, dans les appareils indiqués plus haut, l'amplification donnée par le levier ne 

 dépasse pas 20, les tracés obtenus sont comparables et à peu près fidèles. 



IV. Myographes. — Schengr (1893-1894) a fait le contrôle des myographes isomé- 

 triques de FicK et de Schônlein, en attachant le muscle par une de ses extrémités au 

 premier de ces appareils, tandis que l'autre extrémité était attachée au second. L'inscrip- 

 tion se faisait sur le même cylindre enregistreur. Les courbes inscrites par ces deux 

 appareils n'ont pas la même forme. Les courbes données par l'appareil de Figk, comme 

 on peut le voir d'après les tracés obtenus par Fick, Gad et Heymans, Kohnstamm, v. Kries, 

 présentent un plateau. Les courbes obtenues avec l'appareil de Schônlein sont sans pla- 

 teau. Comme l'appareil de Schônlein ne présente que très peu de frottements, il est 

 supérieur à l'appareil de Fick qui, surtout pour les très grandes tensions, présente de 

 très grands frottements. Le plateau, par conséquent, est dû aux imperfections de l'appa- 

 reil de Fick. Ceci est très important; car, se basant sur l'existence du plateau, Gad et 

 Kohnstamm avaient fondé toute une théorie de la contraction musculaire. 



Bibliographie ^ — I. La Méthode graphique en physiologie. — Arnold (J. W. S.). The 

 graphie method as appliecl to physiological investigation {Boston M. & S. J., 1880, en, 109 ; 



1. La bibliographie des appareils graphiques spéciaux, cardiographe, pnetimographe , sphyg- 

 mographe, pléthysmog.raphe, myographe, etc., est ou sera donnée à ces divers articles. 



Il n'y aura ici que la bibliograpliie se rapportant à la technique graphique proprement dite, 

 et à la mesure de la pression du sang dans les vaisseaux. 



