40 



GRAPHIQUE (Méthode). 



ou d'un tiers de seconde, tandis que la durée du courant d'induction se compte la 

 plupart du temps par millièmes de seconde, ce qui montre que l'électromètre capillaire 

 n'est pas fidèle. 



IV. La première description de l'enregistrement des déviations de l'aiguille aiman- 

 tée du galvanomètre est due à ïarchanoff (1889). Mais, longtemps avant lui, HermaniN 

 avait photographié les variations électriques du cœur de la grenouille à l'aide d'un 

 galvanomètre à miroir, et au moyen de la méthode d'enregistrement que plus tard 

 (1889) il a appliquée à ses recherches phonopholographiques. Cette méthode est la 

 suivante : L'image d'une fente verticale éclairée est renvoyée par le miroir du galvano- 

 mètre sur une plaque noircie présentant une fente horizontale à l'aide d'une lentille 

 légèrement convexe placée en face du miroir du galvanomètre. Derrière la fente 

 horizontale, un cylindre recouvert d'une feuille de papier sensible tourne autour de son 

 axe horizontal. 



Comme le galvanomètre, à cause de l'inertie de l'aiguille aimantée, ne peut pas 

 suivre fidèlement les variations du courant étudié, Hermann, dans ses expériences de 



S sec. 



0.1 sec 



FiG. 18. — a. Électrocardiogramme normal de l'homme. Dérivation de la main droite au mercure et de la 

 main gauche à l'acide sulfurique de l'électromètre capillaire de Lippmann. — b. Construction d'une 

 courbe corrigée pour une seule systole cardiaque. Les majuscules et les minuscules se correspondent 

 dans les deux figures (Waller). 



rhéotachygraphie, a employé un rhéotome spécial, qui n'est qu'une modification du 

 rhéotome difTérentiel de Bernstein. A l'aide de cet appareil on détermine point par 

 point la forme de la variation électrique qu'on veut étudier en photographiant les 

 déviations de l'aiguille aimantée correspondant aux phases analogues de la variation 

 électrique. 



Nous renvoyons aux mémoires d'HERMANN pour la description des dispositifs qu'il a 

 employés dans ses recherches galvanométriques, et pour la discussion concernant les 

 avantages et les inconvénients des galvanomètres. Nous donnerons ici la description du 

 dispositif pratique employé par A. Waller dans ses recherches galvanométriques et 

 galvanographiques. 



D'après Waller, le type du galvanomètre qu'on emploie importe peu, pourvu que 

 sa sensibilité soit facilement reconnue et réglée. Dans ses recherches la sensibilité du 

 galvanomètre était telle que 0,001 volt sur un circuit de 1000 000 ohms de résistance 

 donnait un déviation de 10 centimètres sur une échelle de 2 mètres. 



Waller estime qu'il faut employer deux galvanomètres quand on veut avoir l'enre- 

 gistrement photographique ; l'un des galvanomètres placé dans le laboratoire avec son 

 échelle transparente sur la table d'expérience sert d'indicateur; l'autre, placé à dis- 



