44 GRAPHIQUE (Méthode). 



connaîtra les variations du poids qu'on étudie. (C'est pour cela que l'appareil est appelé 

 balance des sinus.) 



Voici quelques détails sur la réalisation de ce principe : 



La balance est placée sur une tablette; celle-ci présente une grande fente au-dessous 

 de laquelle se déplace horizontalement le papier. Celui-ci est entraîné par un cylindre 

 mis en mouvement par un mécanisme d'horlogerie. 



La tablette, avec la balance et le cylindre enregistreur, est placée sur une table au- 

 dessous de laquelle se trouve le rouleau avec la bande de papier. 



L'inscription se fait à l'encre. Celle-ci est contenue dans un petit siphon formé par 

 un petit tube en argent. Une des branches du tube recourbé glisse dans un réservoir 

 qui se trouve sous la fente de la tablette. L'autre extrémité du siphon repose sur le 

 papier. Cette dernière extrémité est soutenue par un petit traîneau qui glisse le long de 

 deux fils tendus dans la fente. 



5) La balance enregistrante de Fano est basée sur le principe d'ARCfliMÈDE : c'est 

 donc une balance hydrostatique. Elle consiste en un système de suspension semblable 

 à celui de la machine d'ATïvoon, de façon à avoir un frottement de rotation le plus 

 faible possible. Sur la plus grande poulie du système, qui a un diamètre de 227 milli- 

 mètres, passe un fd dont l'une des extrémités est attachée au corps dont on veut 

 étudier les variations de poids; l'autre extrémité du fil porte la plume enregistrante et 

 un léger cylindre qui plonge dans un liquide. Pour que les plus petites variations de 

 poids puissent être enregistrées, on a donné au système un mouvement pendulaire, 

 de sorte que les variations de poids ont lieu sur un corps en mouvement. 



Dans ce but, le liquide dans lequel plonge le cylindre présente constamment des 

 variations de niveau provoquées par le soulèvement d'un récipient qui communique 

 avec le récipient de l'appareil. Un électro-aimant, dont le courant est fermé toutes les 

 2 minutes par un mécanisme d'horlogerie, opère le soulèvement du récipient. 



Le rapport entre les variations de poids et l'amplitude de la courbe enregistrée est 

 déterminé par le cylindre plongeur ; plus celui-ci est léger, plus les amplitudes de la 

 courbe, pour une même modification de poids, sera grande. 



6) Rédier, sur l'indication de Hervé Mangon, a construit un appareil très ingénieux, 

 constitué de la façon suivante : 



La balance possède deux cylindres qui pénètrent l'un dans l'autre. Un de ces 

 cylindres est relié à la balance ; l'autre, à l'appareil enregistreur. Un double mouve- 

 ment d'horlogerie fait monter ou descendre le cylindre intérieur de manière à com- 

 penser les variations de poids, en plus ou moins, et à maintenir constamment la balance 

 en équilibre. En même temps les variations de poids se trouvent inscrites sur un papier 

 quadrillé sous forme d'une courbe continue. 



La force de la balance construite par Rédter pour Grandeau (en 1877) était de 

 300 kilogrammes. Avec une charge de 100 à 120 kilogrammes sur le grand plateau, elle 

 était sensible à des variations d'un gramme. 



7) SiJCKRATH (1883) a construit une balance très sensible pour inscrire les variations 

 du poids d'une bougie pendant la combustion. Le fléau de la balance ferme et rompt 

 des contacts électriques; le courant électrique, en agissant sur un électro-aimant, pro- 

 voque le déplacement du cavalier le long du fléau; en même temps le courant agit 

 sur un mécanisme d'horlogerie qui commande le mouvement d'une plume enregis- 

 trante. 



8) La balance enregistrante de Weiss (1897) est une balance système Rédier, basée 

 sur une application du principe d'ARCHuiÈDE, sensible à 0(^'',01 environ. 



Voici comment elle fonctionne : 



On place le corps dont on veut étudier les variations de poids dans le plateau d'une 

 balance de sensibilité appropriée, et on fait la tare approximative à l'aide de grenaille 

 de plomb et d'un vase contenant de l'eau. Un plongeur cylindrique, partiellement immergé 

 dans l'eau du vase, achève d'établir l'équilibre. Si, par suite des variations du poids du 

 corps, cet équilibre est rompu, le fléau s'incline légèrement, établit un contact élec- 

 trique, et un moteur électrique immerge ou soulève le plongeur jusqu'à ramener un 

 nouvel équilibre. 11 suffit d'inscrire les déplacements du plongeur pour avoir la courbe 

 des variations du corps. Dans chaque cas, il faut choisir convenablement le diamètre 



