GRAPHIQUE (Méthode). 45 



du plongeur et établir l'échelle des ordonnées à l'aide d'une expérience préalable. Il 

 faut éviter les grands déplacements du fléau; ceux-ci doivent être à peine perceptibles. 



9) La balance enregistrante de Sprung est constituée par une balance romaine avec 

 poids mobile. Ce poids mobile est représenté par une roue qui glisse sur le fléau. En 

 enregistrant les mouvements de cette roue on obtient la courbe des variations du 

 poids. 



Le mouvement du poids est commandé par une vis sans fin qui tourne tantôt dans 

 un sens tantôt dans un autre, suivant que le fléau de la balance s'est incliné vers le bas 

 ou vers le haut. Dans ses mouvements le fléau agit sur des contacts électriques; les 

 courants électriques agissent sur des électro-aimants qui commandent le mouvement 

 de la vis sans fin. 



Dans les premiers appareils de Sprung les contacts étaient à mercure ; à présent ces 

 appareils sont à contacts métalliques. 



Le poids mobile est continuellement en mouvement, même quand le poids accroché 

 à la balance reste invariable; mais ses déplacements sont petits. La plume inscrivante 

 étant continuellement en mouvement, il y a peu d'adhérence entre la plume et le 

 papier. La surface enregistrante est formée par une large bande de papier qui se 

 déroule verlicalemeut derrière le fléau de la balance. 



Le capitaine Rung (de Kopenhague) a remplacé le courant électrique par deux petits 

 mécanismes d'horlogerie. 



La balance enregistrante de Spruxg ne peut pas inscrire des variations très rapides. 

 Elle peut pourtant être employée à l'enregistrement de phénomènes physiques et chi- 

 miques assez délicats. 



XII 



Quelques applications de la méthode graphique 

 à l'étude du système nerveux. 



I. Voici quelques exemples de l'application de la méthode graphique à l'élude des 

 réactions nerveuses. 



\) Méthode d'AuERBACH et v. Kries. — Un signal de Baltzar et un électro-aimant 

 inscripteur tracent leurs mouvements sur un cylindre enregistreur. Le premier signal 

 marque le moment où une excitation électrique a lieu. La personne qui reçoit l'exci- 

 tation, dès qu'elle a perçu la sensation, rompt un courant électrique qui est en relation 

 avec l'électro-aimant inscripteur. On obtient ainsi deux signaux sur le cylindre. La 

 distance qui les sépare donne la mesure du temps de réaction. 



2) Voici le procédé employé par Langendorff : 



Trois électro-aimants sont placés à côté d'un cylindre enregistreur. Le premier est 

 intercale dans un circuit électrique qui passe par un diapason : il inscrit le temps; le 

 second est placé sur le circuit du courant électrique qui donne l'excitation; enfin le 

 troisième est placé sur le circuit du signal de réaction qui est un contact qu'on ouvre. 

 Une clef semblable est interposée dans le circuit d'excitation qui va à la bobine induc- 

 trice d'un appareil d'induction. A la bobine induite de cet appareil on a relié soit un 

 téléphone pour donner une excitation acoustique, soit des électrodes qui vont exciter 

 la surface cutanée. 



Ou obtient trois tracés : le nombre d'oscillations du diapason comprises entre les 

 lignes d'excitation et de réaction donne la mesure de la durée du temps de réaction. 



3) Dans le noêmatachographe de Doxders le moment de l'excitation se trouve marqué 

 sur le tracé des vibrations du diapason par une petite étincelle qui jaillit entre le cy- 

 lindre et la plume au moment or; l'excitation électrique qui provoque une sensation 

 optique, auditive ou autre, a lieu. Le moment où l'excitation est perçue par la per- 

 sonne en expérience s'inscrit sur le même tracé du diapason, à l'aide d'une plume 

 inscrivante mise très simplement en mouvement avec la main. On peut lire ainsi direc- 



