GRAPHIQUE (Méthode). (31 



pressions faibles que fortes; cela se traduit seulement par une difTérence d'amplitude. 

 Précision du tambour à levier. — On doit comprendre par précision des appareils 

 enregistreurs, la propriété qu'ils ont de traduire avec la plus grande approximation 

 possible la forme d'un mouvement à toute amplitude et à toute fréquence. Cette pro- 

 priété, le tambour enregistreur la possède à un haut point. 



III. Pour contrôler leur iriaton-recorder Johansox et Tigerstedt se sont contentés 

 de prendre le tracé du pouls. Hurtule a soumis le piston-recorder à des expériences de 

 contrôle analogues à celles auxquelles il avait soumis le tambour. Il a mis en communi- 

 cation avec le tambour qui reçoit le mouvement directement un piston-recorder ayant 

 11 millimètres de diamètre et 20 millimètres de hauteur. Le piston, en paraffine, comme 

 dans le premier modèle d'ËLLis, présentait un fil en aluminium qui s'articulait avec un 

 levier long de 120 millimètres. Les mouvements du piston n'étaient amplifiés que deux 

 fois. Le poids des parties mobiles était de 3,2 grammes. 



Un tel piston-recorder se montre inerte, c'est-à-dire que les mouvements brusques 

 sont traduits par lui sous forme d'une courbe lente. Cette déformation est due au frot- 

 tement du piston et à l'huile qui se trouve sur sa surface. En diminuant la hauteur du 

 piston, et en la faisant de 8 millimètres au lieude 20 millimètres, les résultats sont 

 meilleurs. 



HiJRTULE a étudié aussi un autre piston-recorder, construit d'après le modèle de 

 Tigerstedt. Le piston de cet appareil présentait un diamètre de 25 millimètres et une 

 hauteur de 3 millimètres. Le levier enregistreur, en acier très léger, était équilibré 

 par un contrepoids. L'ensemble des pièces mobiles pesait 4 gr. 47. Malgré cette grande 

 masse, le piston-recorder s'est montré aussi bon que les meilleurs tambours ; en tout 

 cas, il est supérieur au.t tambours de Gruxmagh dont la partie mobile ne pèse que 

 4 grammes. 



Les grands pistons-recorders peuvent basculer et se placer obliquement. Les petits ne 

 présentent pas cet inconvénient. HCrthle a obtenu des résultats remarquables, meilleurs 

 que ceux donnés par les tambours, avec un petit piston-recorder, dont l'ensemble des 

 pièces mobiles ne pesait que gr. 68. Le diamètre du cylindre était de 13 millimètres; 

 la hauteur du piston de 3 millimètres, et le poids du piston était de gr. 68. Le piston 

 était équilibré par un rsssort. 



Au point de vue de la sensibilité mesurée par la hauteur de chute d'un poids connu 

 sur la membrane du tambour explorateur, un tambour ayant 25 millimètres de dia- 

 mètre s'est montré supérieur à un piston-recorder, dont le piston présentait 25 milli- 

 mètres de diamètre. 



En soumettant le piston-recorder (d'EtLis, Hûrthle et Blix-Saxdstrum) au même con- 

 trôle expérimental que le tambour à air de Marey, Athanasiu a vu que les mouvements 

 faibles, de même que les mouvements trop lents ou trop rapides, ne peuvent pas être 

 inscx^its fidèlement par cet, appareil, à cause de l'inertie du levier et des frottements du 

 piston. 



Le soufflet enregistreur de Brodie s'est montré aussi de beaucoup inférieur au tambour 

 à levier. 



IV. Les tubes qui relient l'appareil explorateur à l'appareil inscripteur peuvent mo- 

 dilier la forme de l'ébranlement qu'ils transmettent par leur diamètre intérieur et par 

 leur longueur. 



En faisant des essais (l'enregistrement avec des tubes d'égale longueur, mais de dia- 

 mètres différents, Athaxasiu a vu que dans les tubes étroits (de 2 et 3 millimètres) les 

 oscillations du mouvement sont eiïacées par le frottement trop grand de la colonne n'air 

 contre les parois du tube, tanais que dans les tubes larges (de 4 et 5 millimètres) les 

 oscillations sont accentuées par l'inertie des organes de transmission. L'inertie de la 

 colonne d'air en mouvement joue uu grand rôle dans cette déformation du mouvement 

 transmis. Cette déformation disparait si le tube de transmission présente un rétrécisse- 

 ment. Un diaphragme percé en mince paroi donne de très bons résultats. Athaxasiu a 

 trouvé qu'il existe une relation assez étroite entre le diaphragme et le diamètre du tam- 



