66 GRAPHIQUE (Méthode). 



sation ventriculaire à l'aide d'un sphygmoscope de construction irréprochable, conju- 

 gué aune sonde cardiaque, a obtenu des tracés défectueux, dépourvus de plateau systo- 

 lique, et analogues à ceux que fournit le tonographe de v. Frey. 



CowL a fait l'élude critique des appareils de Gad, Ulrthle, Fick et Chauveau et 

 Marey. ScHiLiNA (1898) a comparé le tonographe de Hurthle avec un bon manomètre à 

 mercure. Elle a constaté que le tonographe est plus sensible aux oscillations de pres- 

 sion négative qu'il n'est aux positives ; il y a des erreurs dues à la résistance, à la 

 capillarité, aux frottements dans le tube et à l'élasticité rémanente du ressort. 



TscuuEwsKY (1898) a trouvé que, par rapport à l'étude de la pression moyenne, le 

 manomètre élastique et le manomètre à mercure sont également bons, mais il est plus 

 avantageux de les combiner. L'étalonnage est très important pour le manomètre élas- 

 tique. La pression moyenne pendant chaque partie de la courbe ne peut être déter- 

 minée qu'à l'aide du manomètre élastique. En grande partie, les conclusions du travail 

 de TscHUEWSKY sont contradictoires avec celles du travail de Schilina. 



Délabre et Pachon (1902), en appliquant la méthode de Doaders à l'étude du sphyg- 

 moscope, sont arrivés aux conclusions suivantes : 



l)Une certaine grandeur de la chambre du sphygmoscope est nécessaire pour 

 obtenir une sensibilité maximum de cet appareil; 



2) La sensibilité sphygmoscopique croît avec l'augmentation de la surface élastique 

 vibrante ; 



3) Le volume de la chambre sphygmoscopique est un élément défavorable. II faut 

 donc pour un volume liquidien faible, que la surface élastique soit la plus grande 

 possible ; 



4) Résultat des conditions précédentes : la forme de la chambre sphygmoscopique 

 exerce une influence propre sur la sensibilité du sphygmoscope; 



5) A surface et capacité égales, le sphygmoscope de forme conique est mieux adapté 

 à l'inscription des ondes engendrées par des' chocs de faible force vive, tandis que le 

 sphygmoscope à calotte sphériqne est mieux adapté à l'enregistrement d'ondes dérivées 

 de chocs de plus grande force vive. 



Relativement au tonographe, il se pose un grand problème concernant le milieu 

 intermédiaire entre le sang et le ressort de l'appareil. Faut-il que ce milieu soit gazeux 

 ou liquide? Frey et Hurthle sont les principaux champions de ces deux idées opposées. 

 Nous ne pouvons citer les expériences à résultats contradictoires de ces deux auteurs. 

 Il nous suffit de dire que Frey, dans ses recherches avec Krehl (1890), a trouvé que son 

 tonographe ne présente presque pas d'oscillations propres sous l'influence d'une varia- 

 tion brusque de pression, tandis que l'appareil de Hurthle en présente de très grandes, 

 ce qui fait conclure qu'il est plus avantageux d'employer l'air comme milieu de trans- 

 mission entré le sang et l'appareil. 



Au contraire, Hurthle (1898) préconise l'emploi du milieu de transmission liquide, 

 dans un tube large et aussi court que possible. En eflet, si la colonne liquide de trans- 

 mission est très grande, alors celle-ci intervient par son inertie comme la colonne du 

 manomètre à mercure. 



L'avantage du liquide consiste en ce qu'il n'est pas compressible, ce qui lui permet 

 de transmettre intégralement la pression du sang au ressort. Au contraire, l'air étant 

 compressible, la transmission de la pression au moyen d'un tel milieu ne doit pas être 

 fidèle. 



HiJRTHLE a comparé les résultats de son appareil avec ceux de l'appareil de Fick, si 

 dissemblable à certains points et n'ayant avec le sien qu'une chose commune : l'emploi 

 d'une petite masse liquide. Comme les résultats sont semblables, il a conclu que 

 c'était là un argument de plus en faveur du milieu liquide. 



lU. Sphygmographes. — Le sphygmographe a été soumis à de nombreuses recherches 

 critiques. L'appareil de Marey à inscription directe a été le plus étudié de tous les 

 sphygmographes. 



Parmi les expérimentateurs qui se sont occupés spécialement de ces recherches nous 

 citerons : v. Wittich, Redtenbacher, Fick, Mach, Donders, Landois, Rive, Moens, 

 Grunmach, Grashey, Charby, Hoorweg, v. Frey, Weiss, etc. 



