HÉMATIES. 271 



sentant sur son trajet, au voisinage de l'une de ses extrémités, une dilatation arapullaire, 

 dans l'intérieur de laquelle a été placée une petite boule de verre. La longue portion de 

 ce tube capillaire a une longueur telle que son volume intérieur se trouve être une 

 fraction déterminée, la centième partie, par exemple, de la portion dilatée. Un trait 

 placé de chaque côté de la dilatation indique le point où ces proportions se trouvent 

 •être exactes. 



La longue portion est effilée en pointe à son extrémité libre ; la courte, dont la 

 lumière est un peu plus large, est également eflîlée de manière qu'on puisse facilement 

 y adapter un tube en caoutchouc assez épais pour ne pas s'aplatir sous l'influence de 

 l'aspiration et assez long pour aller commodément de la bouche à la main. 



Pour faire un mélange au moyen de cet instrument, on en met la pointe dans une 

 goutte de sang ou dans le vaisseau dont on veut examiner le sang, et l'on aspire lente- 

 ment à l'extrémité du tube de caoutchouc, jusqu'à ce que le liquide arrive au trait qui 

 sépare la longue portion de la partie ampullaire. Retirant alors la pointe de l'instru- 

 ment, on la plonge dans le sérum artificiel, et l'on continue à aspirer jusqu'à ce que le 

 mélange soit arrivé au niveau du trait c qui termine la dilatation ampullaire. 



On a ainsi dans le mélangeur un liquide qui contient une partie de sang pour 100 

 parties de sérum. On imprime alors à l'instrument un mouvement de rotation sur son 

 .axe, tout en l'inclinant de côté et d'autre, et la petite boule intérieure, agitée dans 

 tous les sens, mélange parfaitement le sang avec le sérum artificiel. 



Le mélange ainsi fait, la seconde partie du problème à résoudre consiste à compter 

 les globules qu'il contient dans un volume donné; c'est à cela que sert le second ins- 

 i;rument, le capillaire artificiel. 



11 consiste en un tube capillaire de verre à lumière centrale aplatie (on en fabrique 

 de la sorte pour certains thermomètres à mercure); ses deux faces opposées sont usées 

 et polies sur une meule d'opticien. 



Ce capillaire est fixé sur une lame semblable à celles qui servent pour l'observation 

 microscopique; l'une de ses extrémités est relevée sous forme d'un tube cylindrique 

 très court sur lequel on peut adapter un tube de caoutchouc, 



La capacité de l'instrument, c'est-à-dire le volume de liquide qu'il contient pour 

 une longueur donnée, est indiquée sur chacun des capillaires, en chiffres qui donnent 

 la fraction de millimètre cube, à laquelle cette longueur correspond. Il faudra donc 

 multiplier par ce chiffre le nombre de globules que l'on aura trouvé dans la longueur 

 choisie, pour avoir celui que contiendra un millimètre cube du mélange. 



Avant de passer à la manière dont on remplit le capillaire avec le mélange, il nous 

 reste à dire comment, d'après Malassez, on arrive à prendre une longueur déterminée de 

 capillaire. 



Le microscope est muni d'un micromètre oculaire quadrillé; on cherche l'objectif 

 et la longueur du tube convenables pour que toute la largeur du quadrillage recouvre 

 sur un micromètre objectif un nombre de millièmes de millimètre égal à l'un de ceux 

 inscrits au diamant sur le capillaire artificiel. Il faut, non seulement choisir un objectif 

 approprié, mais encore tirer plus ou moins le tube à coulisse du microscope pour avoir 

 une superposition exacte du micromètre quadrillé et du micromètre objectif dans les 

 conditions déterminées. Pour retrouver exactement cette situiition relative des deux 

 parties du tube du microscope, on pratique sur le tube rentrant un trait en inscrivant 

 à côté un numéro d'ordre. 



Il est clair que, si l'on remplace sur la platine le micromètre objectif parle capiUaire 

 artificiel, le carré quadrillé de l'oculaire recouvrira une longueur égale du canal. Il 

 suffira donc, pour être certain dans des observations ultérieures, que le micromètre 

 quadrillé couvrira exactement une certaine longueur, 400 //, ^)00 /j- du capillaire artifi- 

 ciel, de rentrer le tube du microscope jusqu'au trait qui indique cette valeur, en ayant 

 soin de se servir du même objectif. 



Cela posé, il est facile, au moyen du microscope ainsi gradué, de compter le nombre 

 de globules dans une longueur déterminée du capillaire. Il nous reste à indiquer quelle 

 précaution il faut prendre pour introduire dans le capillaire artificiel le mélange de 

 sérum et de sang qui se trouve dans le mélangeur. 



On commence par chasser du mélangeur, en soufflant par le tube de caoutchouc, les 



