HÉMOGLOBINE. 347 



Elle peut aussi être appliquée aux recherches de la clinique. 



Méthodes optiques basées sur l'absorption de la lumière par les solutions d'hémoglo- 

 bine. — Méthode dePreyer. — Les solutions d'oxyhémoglobine suffisamment concentrées 

 absorbent, comme on le sait, tous les rayons lumineux, à l'exception d'une partie des 

 rayons rouges. Si l'on dilue progressivement une solution de cette concentration, il 

 arrive un moment où quelques rayons verts s'ajoutent aux premiers. Cette apparition 

 correspond à une concentration toujours la même. On détermine une fois pour toutes, au 

 moyen d'un spectroscope déterminé, dont l'éclairage est constant, à quelle concentra- 

 tion correspond la première apparition du vert. Celte constatation faite, on pourra, à 

 condition de faire toutes les observations avec une épaisseur de solution constante, 

 ramener par dilution toutes les solutions d'oxyhémoglobine à ce même litre. C'est là le 

 procédé de Preyer, procédé peu précis. 



Radjewsky a proposé de remplacer la dilution par la variation d'épaisseur de la solu- 

 tion examinée dans des vases prismatiques à base rectangulaire. Lambling est arrivé 

 au même but par un autre dispositif. Mais il rejette la méthode malgré ces perfection- 

 nements. 



Globulimétre de Mantegazza. — Le principe de cet instrument, qui n'est plus employé, 

 est le suivant. Si l'on interpose entre la source lumineuse et la solution d'oxyhémoglo- 

 bine des verres bleus, qui ne laissent passer que ceux- des rayons lumineux qui sont le 

 plus fortement absorbés par l'oxyhémoglobine, la lumière émise par la source est 

 absorbée totalement par les deux substances colorantes. Pour arriver à cette extinction 

 complète, il faudra employer d'autant plus de verres bleus que la solution d'oxyhémo- 

 globine sera moins concentrée. D'où la possibilité de déterminer sa richesse en raison 

 inverse du nombre des verres bleus employés. 



Chromo-cytomètre de Bizzozero. — Une description complète de cet appareil se trouve 

 donnée dans le travail de Malassez cité précédemment (65). Il est destiné à mesurer 

 l'opacité d'une dilution sanguine ou la concentration d'une solution d'oxyhémoglobine. 

 L'appareil permet de diminuer ou d'augmenler à volonté l'épaisseur de la couche 

 liquide examinée. 



L'opacité recherchée est celle qui arrête les rayons lumineux du quart inférieur de 

 la tlamme d'une bougie à l^,^ de dislance. Le pouvoir colorant est comparé, comme 

 dans les appareils colorimétriques, à celui d'un étalon fixe. 



Hématoscope de Hénocque. — Tout comme le cytomètre de Bizzozero, l'instrument de 

 Hénocque indique seulement l'opacité d'une dilution de sang dans un liquide isotonique, 

 c'est-à-dire plutôt la richesse en globules que celle en hémoglobine, et ne permet par 

 conséquent que des conclusions approximatives touchant ce dernier point. 



11 se compose d'une lame de verre sur laquelle on place quelques gouttes du sang à 

 examiner. On recouvre avec une deuxième lame reposant sur la première, de façon que 

 l'épaisseur du liquide comprise entre les deux varie d'une extrémité à l'autre, l'espace 

 limité entre elles affectant en coupe verticale la forme d'un triangle très allongé, La 

 position étant donnée par des repères, l'appareil est placé sur une plaque d'émail por- 

 tant des chiffres que l'on voit à travers la couche sanguine. Plus la couche est épaisse et 

 colorée, moins la vision est distincte. 



Une partie plus ou moins étendue des chiffres est masquée par le liquide coloré. Le 

 dernier chiffre lisible indique la teneur pour 100 en hémoglobine. 



Spectrophotométrie. — La spectrophotomélrie, en tant que méthode générale de 

 dosage des substances colorantes, est due à Vierordt. 



La détermination des constantes photométriques de l'hémoglobine et de ses dérivés 

 fut l'objet de longues recherches de Hufner et de ses élèves. 



De l'avis des nombreux auteurs qui ont essayé cette méthode, les résultats qu'elle 

 fournit dépassent en exactitude ceux obtenus par toutes les autres. Lambling a cependant 

 fait observer que les coefficients varient avec les différents appareils, d'où la nécessité 

 de faire la détermination pour chaque espèce d'appareils. 



La description des appareils elles détails de la méthode trouveront mieux leur place 

 à l'article spécial : Spectrophotométrie. 



Nous rappellerons ici que le principe de la méthode est le suivant : 



Le rapport entre la concentration c d'une solution de matière colorante et le coeffi- 



