Desinfektion. 243 



ganz imgespannten Dampf (wie in den THUESFiELDSchen Apparaten), oder 

 gespannten Dampf; im letzteren Falle muss der Kessel mit Manometer und 

 Sicherheitsventil versehen sein. Die Anwendung einer geringen Dampfspannung 

 (bis höchstens 1/5 Atmosphäre Ueberdruck) bietet manche Vorteile betr. rascheren 

 Eindringens des Dampfes und sicherer Erzielung einer Temperatur von 100" 

 in allen Teilen der Desinfektionskammer; höhere Spannungen aber sind min- 

 destens entbehrlich, indem der Vorteil der auf diese Weise erreichten geringen 

 Abkürzung der Desinfektionsdauer in keinem Verhältnis steht zu den Mehrkosten 

 der komplizierten Apparate und den Schwierigkeiten ihrer Bedienung und 

 Reparatur. Besonders für außereuropäische Länder, wo man die Bedienung 

 der Apparate Eingeborenen anvertrauen muss, ist die einfachste Konstruktion 

 die beste. *) Die Dampfdesinfektionskammer ist ein eiserner Kasten von runder, 

 ovaler oder viereckiger Form und von verschiedener Größe, entweder nur an 

 der einen oder an beiden Stirnseiten mit je einer dampfdicht abschließenden 

 Thür versehen. Die Form der Dampf kammer ist ziemlich gleichgiltig : vor- 

 ausgesetzt, dass der Dampf von der Einströmungsöftuung aus an alle Punkte 

 der Kammer in horizontaler Richtung gelangen kann, sind »tote Ecken < aus- 

 geschlossen (Frosch & Clarenbach^). Die Größe einer zu wählenden Dampf- 

 kammer richtet sich ganz nach den lokalen Verhältnissen; sehr große Apparate 

 fin die man mittelst fahrbaren Gestells eine ganze unzerlegte Bettstelle bringen 

 kann) eignen sich nur für Betriebe mit sehr reichlichem Material; für länd- 

 liche Verhältnisse (Schmidtmann 4) ist ein kleiner transportabler Apparat von 

 ein bis höchstens zwei Kubikmeter Rauminhalt viel praktischer. Selbstver- 

 ständlich muss die Größe der Desinfektionskammer zu der Größe und Lei- 

 stungsfähigkeit des Dampfkessels in einem richtigen Verhältnis stehen; d. h. 

 es muss eine genügende Menge von Dampf in der Zeiteinheit geliefert Averden, 

 um die Desinfektionskammer vollständig mit Dampf zu füllen und die durch 

 Kondensation entstehenden Verluste zu decken ; dagegen ist beständiges starkes 

 Strömen während der ganzen Desiufektionsdauer nicht erforderlich (vergl. oben 

 S. 204). — Die Einströmungsöffnuug des Dampfes muss im obersten Teil, der 

 Abstrom am Boden der Dampf kammer angeordnet sein, um das »Herausfallen« 

 der Luft aus den Objekten zu begünstigen. In den mit hochgespanntem 

 Dampf arbeitenden Apparaten von Geneste & Herscher (Paris) wird die 

 Luftverdrängung durch plötzliches > Ausblasen« des Dampfes bewirkt. Die 

 älteren THURSFiELDSchen Apparate, in denen mit einem Gemisch von heißer 

 Luft und AVasserdampf gearbeitet wurde, gaben ganz ungenügende Resultate, 

 während die neueren Modelle desselben Konstruktionstypus, in denen für Aus- 

 treibung der Luft gesorgt war, tadellos funktionieren (Gruber", Soyka''). 

 Auch die Rippenheizkörper, die in manchen Apparaten zum Zwecke einer 

 üeberhitzung des Dampfes angebracht waren, sind nach dem von S. 202 her 

 bekannten üblen Eintluss der Üeberhitzung auf die desinfizierende Wirksam- 

 keit des Dampfes zu verwerfen; in der That fanden v. Esmarch^', sowie 

 ganz neuerdings Proskauer & Conradi*, dass solche Apparate ganz unsicher 

 funktionieren, indem nicht au allen Stellen der Desinfektionskammer Milzbrand- 

 bazillen abgetötet werden konnten; selbst bei scheinbar ganz gleicher Kon- 

 struktion kann der eine Apparat gute, der andere unsichere Resultate geben. 



Für die Desinfektionspraxis muss aber durchaus die Forderung er- 

 füllt sein, dass Milzbrandsporeu stets und au allen Stellen der Des- 



*) Ein geringer Ueberdruck lässt sich (auch bei TnuRSFiELDschen Apparaten, 

 die mit angespanntem Dampf arbeiten) dadurch erzielen, dass man in die Dampf- 

 desinfektionskammer die Ausströmungsöffnung des Dampfes etwas enger anlegt, 

 als die Einströmungsöffnung (Overbeck & Meyer 5). 



16* 



