204 E. Gotschlich, 



Gewebe (Fasern u. s. w.) Kondeusation des Dampfes zu Wasser 

 (Sambuc^ö^j statt, imd zwar in dem Maße als es zm* Erwärmung- der 

 Objekte von ihrer bisherigen Temperatur (im Mittel etwa 20°) auf Dampf- 

 temperatur bedarf Das Vorhandensein dieser Kondensation ist direkt 

 nachgewiesen durch in die Desinfektionsobjekte eingelegte trockene 

 Kreide mit Methylenblau (Frosch & Clarexuach i^s] resp. trockenes 

 Ferrosulfat-Tanninpulver (TeuscherI'ji); die Proben sind überall da, 

 wohin die Kondensation gelangt ist, infolge der Befeuchtung gefärbt. 

 Auf diese Weise hat man nachgewiesen, dass die Kondensation in den 

 Desinfektionsobjekten zentripetal in Form einer scharfen Grenzzone 

 fortschreitet; die zur Erreichung- des Desinfektionseffekts erforderliche 

 Temperatur hudet sich nur da, wo die Kondensationswelle passiert ist, 

 während oft nur wenige Centimeter jenseits der Grenzzone (da, wo noch 

 keine Kondensation erfolgt ist] die Temperatur um mehr als 40° nied- 

 riger sein kann. 



Nur muss mau sich diese »Kondeusation« nicht etwa gleichbedeutend mit 

 Ausscheidung tropfbar-flüssigen Wassers, das in den Kapillaren abgelagert 

 werden soll, darstellen (wie das seitens Sambuc geschehen); das Wasser 

 wird vielmehr von den Objekten iu hj'groskopischer Form gebundeu (Rubrer ^O'i) 

 und die Rechnung ergiebt, dass die zur Temperaturerhöhung von Kleider- 

 stoflen von 20 auf 100" erforderliche Menge gebundenen hygroskopischen 

 Wassers etwa nur '12 bis \'jg derjenigen Wassermenge beträgt, welche die 

 »minimale Wasserkapazität« des betr. Stott'es bezeichnet. Sehr bemerkens- 

 wert ist, dass hierbei im Innern trockener hygroskopischer Körper (z. B. 

 Wolle) sehr erhebliche Temperaturerhöhungen, über die Temperatur des 

 Dampfes hinaus (bis 115°, iu vorgewärmter Wolle sogar bis 134°) entstehen 

 können, indem durch die hygroskopische Bindung des Wassers selbst Wärme 

 produziert wird (RubnerO^^); es kann daher auch bei Anwendung einfachen 

 gesättigten Dampfes von 100° zeitweise im Innern der Objekte »überhitzter« 

 Dampf vorhanden sein. — Das Strömen des Dampfes hat nur für die Füllungs- 

 dauer und die Luft Verdrängung A'ogel J"'') Bedeutung, nicht aber für den 

 Desinfektionseftekt als solchen (Gruber ^o'^, Frosch & Clarenbach i03^ Walz& 

 Windscheid 1*^^); ist einmal der Desinfektionsapparat vollständig gefüllt, so 

 kann die Dampfzufuhr auf das zum Ersatz der durch Kondensation beständig 

 eintretenden Dampfverluste erforderliche Maß herabgesetzt werden. 



Ueber die Folgerungen, die sich aus dem Gesagten für Bau, Betrieb 

 und Kontrolle von Dampfdesinfektionsapparaten ergeben, vergl. das betr. 

 spezielle Kapitel im Abschn. »Desiufektionspraxis«. 



Litteratur. 



1 FiCKER, Ztschr. f. Hyg., Bd. 29, 1899. — 2 Downes & Bluxt, Proc. London 

 Royal Soc, Bd. 26, S. 488. — 3 Arloi\'G, Compt. rend. acad. sc, t. 100 et 101 ; 

 Arch. d. pliysiol. norm, et path.. t. 7. — ^ Buchner, Centralbl. f. Bakt, I. Abt.. 

 Bd. 9, S. 781. 1891; Bd. 12, S. 217, 1892. — 5 R. Koch, Verli. d. X. intern, hvg. Kon- 

 gresses, Berlin 1900, Bd. 1. — « Migneco, Arch. f. Hyg., Bd. 25, S."361. — 

 ' JoussET, Sem. med., 1900, Nr. 45. — s Janowski, Centralbl. f. Bakt.. I. Abt.. 

 Bd. 8. — '• Raum, Ztschr. f. Hvg.. Bd.G. — 10 Dieudonne, Arb. a. d. Kais. Ges.- 

 Amt. Bd. 9. S. 412. — u Kruse. Ztschr. f. Hyg., Bd. 19, S. 313. — '^ Büchner & 

 MiNCK, Arch. f. Hyg., Bd. 17, S. 179, 1893. — i3 Santori, Ann. Instit. Igien. 

 speriment., Roma 1893, vol. 3, p. 437. — i* (Ieisler, Centralbl. f. Bakt, Bd. 9, 

 S. 161, 1891. — 15 Chmelewskv, ref. ebd., Bd. 16, S. 983, 1894. — ^-f' Görl. Münch. 

 med. Woch., 1901, Nr. 19. — n Strebee, Deutsche med. Woch., 1901, Nr. 5/6 u. 47. 

 i-a Chatin & Nicolan, Compt. rend. acad. sc, Paris 1903, 19 janv. — 1« Roth, 

 ref. Hyg. Rundsch., 1901, Nr. 13. — ü' Raab, Ztschr. f. Biol., 1900. Bd. 39, S. 524. 

 — 20 Ullmann, Diss. München 1901. — 21 Ledoux- Lebard, Arch. de med. 



